DIE OSTAFRIKANISCHE PKNDEL-EXPEDITION. 
39 
Der Zeitpunkt einer jeden Beobachtung wurde nacli der Taschenuhr des Beob- 
achters notiert, die durch öftere Kontrolle innerhalb einer Viertelstunde auf 
richtigem Stande erhalten wurde. 
Bei den späteren Stationen wurde das Material durch Aneroidablesungen 
und Temperaturmessungen in den Zwischenzeiten zwischen diesen Sätzen ergänzt 
und erweitert. Wir erkannten die Zweckmäßigkeit dieser Vermehrung der Be- 
obachtungen, wie vieles andere, eben erst im Verlaufe der Expedition und haben 
das Programm ständig danach modifiziert. 
Die Ausführung der Beobachtungen ging folgendermaßen vor sich. 
Das trockene und das feuchte Thermometer wurde während des Beobachtungs- 
satzes von je einem Soldaten oder schwarzen Diener dauernd geschwungen, und 
die erste Ablesung etwa 5 Minuten nach Beginn des Schwingens gemacht, wenn 
anzunehmen war, daß das Quecksilber die richtige Temperatur angenommen 
hatte. Dabei wurden die Thermometer nötigenfalls durch einen darüber ge- 
haltenen Sonnenschirm gegen die direkte Sonnenstrahlung geschützt, doch so, 
daß sie dem Einfluß der bewegten oder wenigstens der freien Luft nicht ent- 
zogen wurden. Auch auf die Erhaltung der Feuchtigkeit an der Kugel des 
feuchten Thermometers wurde geachtet. Ich glaube, daß wir auf diese Weise 
trotz des Mangels eines Aßmannschen Aspirations-Psychrometers einwandfreie 
Werte der Lufttemperatur und des Dunstdrucks erhalten haben. 
Die Ablesung der Siedethermometer geschah den Vorschriften des Herrn 
V. Danckelman^) entsprechend stets derart, daß das Steigen des Quecksilbers 
und das darauf folgende Stillstehen verfolgt wurde. Notiert wurde der Stand, 
der nach Beendigung des Steigens etwa während einer Minute konstant innege- 
halten wurde. Wie schon erwähnt, wurde jedes Thermometer dreimal abgelesen. 
Um unabhängige Beobachtungen zu erhalten, wurde das Quecksilber vor jeder 
Wiederholung durch Entfernen der Flamme erst wieder zum Sinken gebracht. 
Dabei machten wir öfters die eigentümliche Wahrnehmung, daß beim ersten 
Kochen das Quecksilber auf einem sehr merklich zu niedrigen Stand stehen ge- 
blieben war ; eine Erklärung dieser Erscheinung ist mir nicht bekannt, vielleicht 
ist sie in Spannungen des Grlases zu suchen. Sie dürfte auch bei anderen Rei- 
senden vorgekommen, aber unbemerkt geblieben sein und ebenso wie die Ansamm- 
lung von Quecksilber im oberen Teil der Röhre manchmal den Grrund für die 
vielfach festgestellte Tatsache gebildet haben, daß die Siedethermometer dazu 
neigen, den Luftdruck zu niedrig anzugeben. 
Ueberhitzung des Dampfes dürfte kaum vorgekommen sein, da wir stets mit 
möglichst kleiner Flamme arbeiteten, deren Höhe indessen so reguliert wurde, 
daß ohne Unterbrechung Dampf aus den unteren Abzugslöchern des Dampf- 
mantels entwich. Alle diese Vorsichtsmaßregeln, deren Nichtbeachtung bei der 
1) Anweisung zu Hölienmessungen im Vordruck der von der Kolonial-Abteilung gelieferten 
Routen-Aufnahme-Bücher. 
