40 
ERNST KOHLS C H ÜTTER, 
Empfindlicbkeit der Siedethermometer unweigerlich zu groben Fehlern führt 
wurden stets peinlich erfüllt, sodaß die zur Höhenbestimmung nötigen Elemente 
innerhalb der Grrenzen der Möglichkeit mit voller Sicherheit bestimmt worden 
sind. Ich glaubte dies hier ausführen zu müssen, um Zweifel an der Zuver- 
lässigkeit der Grundlagen unserer Höhenbestimmungen auszuschließen. 
Aus den Beobachtungen eines jeden Satzes wurden die Mittelwerte von Luft- 
druck, Temperatur und Dunstdruck gebildet, die wegen der Symmetrie in der 
Reihenfolge der Ablesungen alle für die Zeit der Satzmitte gelten. Die Beob- 
achtungszeiten, die nach dem vorhergehenden bis zu 15 ™ fehlerhaft sein können, 
wurden nicht verbessert, weil der dadurch erzielte Gewinn in keinem Verhältnis 
zu der aufgewandten Arbeit gestanden haben würde. 
Die Differenzen der Luftdruckangaben der 4 neueren Thermometer unter- 
einander übersteigen in einem Satze selten 0.2 mm ; das nur einmal vorkommende 
Maximum ist 0.6 mm. In diesen Zahlen steckt jedoch noch die Veränderung des 
Luftdrucks in der Zwischenzeit zwischen den Ablesungen der Thermometer, 
die allein schon hinreicht, den größten Teil der obigen Differenzen zu erklären, 
da diese Zwischenzeit bis zu 30™ betragen hat. Man kann daher den Luftdruck 
durch einen vollen Satz von 4 Thermometern als auf 0.1 mm sicher bestimmt 
ansehen und auch unvollständigen Sätzen von nur 2 Thermometern eine solche 
Genauigkeit zusprechen, daß sie für die Höhenbestimmungen mit demselben Ge- 
wicht verwendet werden können, wie die vollen Sätze. 
Weniger zuverlässig zeigte sich das ältere Thermometer Fueß 199, das bis 
Dezember 1899 einen um durchschnittlich 0.1mm, danach um 0.3 min niedrigei'en 
Luftdruck anzeigte, als das Mittel der anderen Thermometer. Dies beweist, daß 
die angewendeten Korrektionen dieses Thermometers vom März 1901 nicht für 
die Expeditionszeit gültig sind. Seine Angaben wurden daher um die obigen 
Größen verbessert und nur mit halbem Gewicht bei der Mittelbildung berück- 
sichtigt. 
Die Resultate der Beobachtungen findet man übersichtlich zusammengestellt 
in Kapitel 37 „Die Meereshöhen der Pendel-Stationen" in Tabelle 62. 
9. Die barometrische Höhenmessung in Ostafrika und Herrn 
Lemaires Ansichten darüber. 
Ich war von vornherein geneigt, der barometrischen Höhenmessung in Deutsch- 
Ostafrika eine große Genauigkeit zuzuschreiben, da der regelmäßige tägliche 
Gang der meteorologischen Elemente in den Tropen nur sehr selten eine Stö- 
rung erfährt, und somit besonders günstige Bedingungen für das barometrische 
1) Selbst bei geographisch gut geschulten Forschern findet man falsche Behandlung der Siede- 
apparate. So pflegte der verstorbene Geograph Schmitt Hölzchen unter den Gummii'ing zu legen, 
damit der Dampf oben abziehen könne und nicht erst im Dampfmantel herabzusteigen brauche. 
Bekannt ist auch das Fehlschlagen der Siedepunktsbestimmungen von Lent. Mittheilungeu a. d. 
Deutschen Schutzgebieten. Bd. IX S. 8. 1896. 
