48 
ERNST KOHLSCHÜTTKR, 
Man erkennt aus Tabelle 1, daß im allgemeinen die Abweichungen sehr 
gering sind, und daß Formel I ein wenig zu große, Formel II ein wenig zu 
kleine Resultate liefert. Je nach der Jahreszeit und dem Charakter des Jahres, 
ob feuchtes oder trockenes, gibt bald I, bald II die größere Annäherung an die 
richtigen Mittelwerte. Für den uns beschäftigenden Zweck sind beide Formeln 
in gleicher Weise brauchbar. ^) Daher soll der Bequemlichkeit und Grleichförmig- 
keit halber Formel I auch zur Berechnung der Temperaturmittel, ebenso wie der 
Luftdruck- und Feuchtigkeitsmittel verwendet werden. Die Zulässigkeit dies;;r 
Formel bei den Höhenberechnungen werden wir auch später noch bestätigt 
finden. 
11. Korrektionen der In strumente der meteorologischen Stationen 
im Innern Deutsch-Ostafrikas. 
Die in D. ü. m. B. X u. XI enthaltenen Beobachtungen bedürfen teilweise 
noch kleiner Korrektionen, die von der Pendel-Expedition ermittelt worden sind. 
Alle Instrumente der meteorologischen Stationen sind, bevor sie ins Innere ge- 
schickt wurden, von Herrn Dr. Maurer in Daressalam mit den dortigen Instru- 
menten verglichen worden, die selbst an den Normal-Instrumenten der Deutschen 
Seewarte und der Physikalisch-technischen Reichs-Anstalt geprüft worden waren. 
Die Temperaturangaben, bei denen es auf große Grenauigkeit sowieso nicht an- 
kommt, können daher ohne weiteres als zuverlässig angesehen werden ; nicht so 
aber die Stände der Grefäßbarometer, da diese Instrumente ihren Nullpunkt beim 
Transport von Daressalam ins Innere geändert haben können. Wir haben daher, 
wie schon im ersten Teil dieser Arbeit berichtet worden ist, gelegentlich unseres 
Aufenthaltes auf den mit Quecksilber-Barometern ausgerüsteten Stationen diese 
Barometer mit den Siedethermometern der Expedition mehrfach verglichen. Nach 
dem, was oben in Kap. 8 über die Grenauigkeit der Bestimmung des Luftdrucks 
mittels der Siedethermometer der Expedition gesagt worden ist, darf man an- 
nehmen, daß die Standkorrektionen der Quecksilber-Barometer so genau ermittelt 
worden sind, als dies ohne Berücksichtigung der wechselnden Kapillardepression 
überhaupt möglich ist. 
Das Grefäßbarometer Hechelmann 2386, das sich in Tabora befindet, erfordert 
danach die aus 10 Vergleichungen hervorgehende Korrektion + 3.6 mm. Da 
Herr Dr. Maurer die Korrektion -f- 3.8 mm angewendet hat, so ist an den Luft- 
druckwerten von Tabora in D. ü. m. B. X und XI noch die Standkorrektion 
— 0.2 mm anzubringen und in den folgenden Untersuchungen von mir auch an- 
gebracht worden. 
In Kwei wurde 1900 April 17 aus 3 Beobachtungen die Standkorrektion des 
dortigen Grefäßbarometers Fueß 1313 zu — 0.1 mm ermittelt, während Herr 
1) Als genaueste, für Ostafrika allgemein gültige Formel würde sieb aus Tabelle 1 ergeben : 
Mittel = V? (2 X 7a + 2 X 2p -j- 3 X 9p), 
die aber unbequem zu berechnen ist. 
