DIE OSTAFRIKANISCHE PENDEL-EXPEDITION. 
35 
kommnisse keine Seltenheiten waren, geht aus den tiefen und scharf eingedrückten 
Betden hervor, die die Kisten an allen Ecken und Kanten aufweisen. 
Auf den schwierigen Grebirgspfaden, auf die die Expedition vielfach ange- 
wiesen war, ist es auch vorgekommen, daß Instrumentenlasten über steile Felsen- 
abhänge, einmal bis zu 30 m Tiefe, herabgerollt sind, und trotz alledem sind 
nur sieben leichte Beschädigungen vorgekommen. Das erste Mal wurde auf der 
Pendel-Station Ndjilla eins der Siedethermometer zerbrochen in seinem Gehäuse 
vorgefunden, konnte aber infolge eines glücklichen Zufalles sehr bald durch ein 
anderes Thermometer ersetzt werden. Der zweite Fall war die schon erwähnte 
teilweise Trübung des Refraktor-Objektivs. Drittens zeigte sich auf der Station 
Guasso njiro, daß das Niveau des Zenitteleskops zerbrochen war, sodaß das 
Reserve-Niveau eingesetzt werden mußte. Viertens hatte sich die Hawelk-Uhr 
infolge eines Sturzes auf dem Transport zwischen Umbugwe und Surse ein klein 
wenig auf ihren Konsolen verschoben, wodurch sie leider für den letzten Teil der 
Expedition gebrauchsunfähig wurde. Die übrigen Fälle betrafen das Stativ des 
magnetischen Theodoliten, das aus sprödem Eichenholz angefertigt war, und an dem 
zweimal je ein Bein beim Auspacken zersplittert vorgefunden wurde. Vorsichtiger- 
weise hatte ich noch ein Reserve-Stativ mitgenommen, dessen Beine zum Ausflicken 
des beschädigten benutzt werden konnten. Sie bestanden, wie die übrigen Stative 
von Bamberg, aus dem elastischeren Rotbucbenholz, und hielten die Stöße und 
PüflPe daher besser aus. Schließlich ging der Kopf dieses Stativs bei der ersten 
Durchnässung zu Beginn der Regenzeit buchstäblich aus dem Leime, da er ent- 
gegen der ausdrücklichen Bestellung von seinem Verfertiger, dem Mechaniker 
der Deutschen Seewarte, Zschau, nicht verschraubt sondern nur zusammengeleimt 
war. Mit Hilfe einiger Messing-Schrauben ließ sich dieser Fehler jedoch leicht 
wieder gut machen. "Wurden die x4.rbeiten der Expedition durch diese Unfälle 
auch etwas gestört, so wurden sie dadurch doch nicht unmöglich gemacht. 
Als ein Fehler in der Konstruktion der Kisten muß es bezeichnet werden, 
daß die Klammern aus Messingblech, mittels derer der Deckel mit seiner Gummi- 
dichtung auf den Unterteil des Kastens gepreßt wurde, winklig gebogen waren, 
wie bei allen Tropenkofl^'ern der genannten Firma. Im Laufe der Zeit gaben die 
Klammern daher etwas nach, indem sich die Winkel auseinanderbogen, und der 
Verschluß war nicht mehr ganz wasserdicht. Wir bemerkten dies in allen 
Fällen mit Ausnahme des Refraktorkastens noch rechtzeitig und konnten die 
Klammern immer wieder richtig biegen, ehe der Inhalt der betreffenden Kästen 
Schaden gelitten hatte. 
Nach dem sachverständigen Urteil des Herrn Fechner haben sich die Instru- 
mente infolge dieser zweckmäßigen Verpackung sämtlich ebenso gut gehalten, 
wie wenn sie in der Zwischenzeit im Institut selbst benutzt worden wären und 
nicht eine mehr als zweijährige Expedition im Herzen Afrikas mitgemacht hätten. 
Das Gewicht einer Last sollte 20 bis 25 kg nicht übersteigen, da schwerere 
Stücke nur als Doppellasten transportiert werden können, die bei den Trägern 
5* 
