122 
EENST KOHLSCHÜTTEE, 
30. Die Fehler der Quecksilber-Barometer von Udjidji und 
von Herrn Lemaire. 
Es erübrigt nun noch die Erklärung der großen Abweichungen der Angaben 
der Quecksilber-Barometer. Da durch die Siedethermometer-Bestimmungen und 
auch früher schon ( vergl. S. 116 u. 117 ) die geringe Veränderlichkeit der 
klimatischen Verhältnisse dargetan ist , so können diese nicht als Ursache der 
Abweichungen angesehen werden, und es bleibt nur die Erklärung aus Instru- 
mentalfehlern übrig. Da , wie schon erwähnt , Ramsay leider unterlassen hat, 
das Barometer nach der Aufstelking in Udjidji wieder mittels eines Siede- 
thermometers zu kontrollieren, so mußte Herr Dr. Maurer bei der Reduktion 
der Ablesungen dieses Instraments die in Daressalam bestimmte Standkorrektion 
anwenden. Es ist nun aber sehr gut denkbar, daß bei dem langen Transport 
des Barometers von der Küste bis Udjidji oder bei der Aufstellung daselbst die 
Standkorrektion sich geändert hat, und daß in einer solchen Änderung der Grrund 
der Abweichung der von dem Barometer gelieferten Höhe tatsächlich zu suchen 
ist. Bringt man an die Stände dieses Barometers noch die Korrektion —1.3mm 
an, so stimmen die Höhen mit den aus den Siedethermometern sich ergebenden 
überein. Ich halte nach dem vorigen diese Korrektion des Barometers 
in Udjidji = —1.3mm für reell; sie muß an alle von Maurer mitgeteilten 
Luftdruckwerte von Udjidji angebracht werden. (D. ü. m. B. XI S. 262 bis 264. 
Zur Klimatologie von Deutsch - Ostafrika im Archiv der Seewarte 1901 Nr. 3 
S. 27. Meteorologische Beobachtxingen aus Deutsch- Ostafrika in Mitteilungen 
aus den Deutschen Schutzgebieten XVI S. 103 u. 104 1903). Auffallend ist 
das Vorzeichen dieser Korrektion, da diejenigen Unglücksfälle, an die mau bei 
dem langen Transport eines Grefäßbarometers zuerst denkt, nämlich Eindringen 
von Luft, Verschüttung von Qu.ecksilber eine Korrektion mit positivem Vor- 
zeichen erzeugen würden. 
Dasselbe Barometer zeigt dann in den Monaten April und Mai des Jahres 
1899 ein entgegengesetztes Verhalten und verlangt hier eine Korrektion von 
-f 1.8 mm, um die richtige Höhe anzugeben. Diese Änderung ist auch nicht auf- 
fallend, da das Barometer in der Zwischenzeit von IV-i Jahren zwischen den 
Beobachtungen Ramsays und v. Münchhausens unbenutzt und unbeaufsichtigt 
gewesen ist und von ungeübten und nicht instruierten Händen aus Ramsays 
Wohnung in die Messe transportiert worden war. Schließlich kann der Pa- 
pagei, der durch sein Schaukelbedürfnis den gänzlichen Untergang des Baro- 
meters im Mai 1899 herbeiführte, auch schon vor Beginn der Beobachtungen 
des Herrn von Münchhausen in derselben Weise einige Luftblasen in das Rohr 
hineinpraktiziert haben. 
Was nun das von Herrn Lemaire in MoHro angewandte Quecksilber- 
Barometer, Spiralsehnensystem nach Captain George, anlangt, so müßte au seine 
von Herrn Lemaire mitgeteilten Ablesungen noch eine Korrektion von -f- 2.6 mm 
angebracht werden, um sie mit den Höben der Siedethermometer in Uberein- 
