176 
ERNST KOHLSCHÜTTER, 
Luftdruckmessungen an der Küste und an 5 oder 6 Basisstationen im Innern 
tägliche Isobarenkarten entwerfen zu können, so wenig erfüllt worden siud, 
daß für die Mehrzahl der Pendel - Stationen überhaupt keine Basisstation im 
Innern vorhanden war, und für die wenigen anderen nur von Tabora Beobach- 
tungen vorlagen. 
38. Die Aneroide der Expedition und ihre Korrektionen und 
Bemerkung über die Bestimmung der Lufttemperatur während 
des Marsches. 
Auf S. 37 ist bereits erwähnt worden, daß die Expedition während des 
Marsches eine Anzahl Höhenbestimmungen mittels dreier Aneroide von Bohne 
ausgeführt hat. Wir hatten uns darauf beschränkt , wegen des leichteren 
Transports sogenannte Taschenbarometer mitzunehmen , obgleich sie infolge 
ihrer kleinen Büchse besonders unzuverlässig sein sollten. Da sie ursprünglich 
jedoch nicht zu Höhenbestimmungen in Aussicht genommen waren , sondern nur 
den Zweck hatten, den Luftdruck für die Reduktion der Schwingungszeit der 
Pendel auf luftleeren Raum zu bestimmen , wobei sie keinen starken Druck- 
änderungen unterworfen waren, und durch mehrfache Siedepunktsbestrmmungen 
auf jeder Station kontrolliert werden konnten , so erschienen sie ausreichend. 
Die UnZuverlässigkeit dieser kleinen Barometer ist , wie in Kap. 39 gezeigt 
wird , aber auch bei den Höhenbestimmungen nicht größer gewesen , als die 
mancher Aneroide gewöhnlichen Typs mit großen Büchsen. 
Die Barometer hatten folgende Nummern 2739 , im folgenden mit a be- 
zeichnet, 3428 mit y und 3429 mit ß bezeichnet. 
Das Barometer a war bereits bei der Grenzregulierungs-Expedition benutzt 
worden und wir glaubten, daß es dabei etwas gelitten hätte, sodaß wir die 
beiden andern als Ersatz nachschicken ließen. Schließlich wurden seine An- 
gaben indessen so unsicher , daß ich es am 3. Januar 1900 öffnete , um es mit 
neuem Ol zu versehen. Da es sich bei dieser Gelegenheit im Innern voll- 
ständig verrostet gezeigt hatte und die Ölung auch keine Verbesserung herbei- 
führte, so wurde es vom 8. Februar ab überhaupt nicht mehr abgelesen. lu- 
dessen mit Unrecht, denn bei der Bearbeitung der Ergebnisse hat sich gezeigt, 
daß die anscheinende Unzuverlässigkeit nur von einer Änderung der Teilungs- 
Korrektion herrührte , die sich bei der Reduktion der Stände unschwer hätte 
berücksichtigen lassen, und daß a gerade das zuverlässigste der drei Instru- 
mente gewesen ist. 
Das Barometer ß wurde am 28. Februar 1900 bei der Ankunft im Lager 
beschädigt vorgefunden. Das Deckelglas war eingeschlagen und die Thermo- 
meterkugel abgebrochen. Nachdem die Glassplitter entfernt waren , hat das 
Barometer in gleicher Weise wie vorher funktioniert, es scheint also durch 
