DIE OSTAFRIKANISCHE PENDEIj-EXPEDITION. 
177 
den heftigen Stoß oder Schlag, den es bekommen haben muß, selbst niclit ge- 
litten zu haben. 
Von den drei Barometern hatte nur a eine Temperatur - Kompensation , es 
war auch das einzige, das vor der Ausreise auf der Physikalisch- technischen 
Eeichsanstalt geprüft worden ist ; dabei hat sich der Temperatur-Koeffizient als 
so klein herausgestellt, daß er vollständig vernachlässigt werden kann. Da- 
gegen zeigte es Trägheit und elastische Nachwirkungen. Bei abnehmendem 
Druck waren seine Angaben durchschnittlich um 2 mm zu hoch mit einer ela- 
stischen Nachwirkung , die diese Korrektion nach 15 Stunden auf 1 mm her- 
unterbrachte , bei zunehmendem Druck waren sie um 3mm zu niedrig; diese 
Korrektion sank infolge der Nachwirkung nach 15 Stunden auf 2 mm herab, 
blieb dann aber konstant. Die beiden anderen Instrumente dürften ähnlich 
unsichere Angaben geliefert haben. 
Die Trägheit hat beim Gebrauch der Aneroide nicht immer in gleicher 
Weise gewirkt. Beim Vergleich mit trigonometrisch bestimmten Höhen (s. 
Tab. 83) haben sich teilweis ähnliche Werte gezeigt, wie bei der Prüfung in 
der Reichsanstalt, teilweis war aber nach langdauernden gleichmäßigen An- und 
Abstiegen ein Trägheitseinfluß überhaupt nicht vorhanden. Er mag in diesen 
Fällen durch die Erschütterungen, denen die Instrumente beim Marsch dauernd 
ausgesetzt sind, beseitigt sein. Dieses verschiedene Verhalten machte die Be- 
rücksichtigung der Trägheit bei der Berechnung der Höhenmessungen der Ex- 
pedition unmöglich. 
Auf den Pendel-Stationen und, wenn diese weit auseinanderlagen, auch noch 
in der Zwischenzeit wurden die Stände der Barometer durch Siedepunktsbe- 
stimmungen kontrolliert. Die mehrfachen bei verschiedenen Temperaturen auf 
denselben Stationen vorgenommenen Standbestimmungen ermöglichten es auch, 
die Temperatur-Koeffizienten {y) der Barometer /3 und y zu bestimmen. Für /3 
fand ich aus 34 Ständen auf 11 Stationen den Koeffizienten xj =— 0,097 ± 0.026 mm 
für l*' Temperaturerhöhung, für y aus 42 Ständen auf 13 Stationen den Koeffi- 
zienten y = — 0.126 ± 0.013 mm für 1° Temperaturerhöhung. Die mittleren 
Fehler zeigen, daß die abgeleiteten Korrektionen reell sind; daher wurden alle 
beobachteten Stände der Barometer mit den angeführten Koeffizienten auf die 
Temperatur 20^ reduziert. 
Darnach wurden für das kompensierte Barometer a die beobachteten, für 
j3 und y die auf 20" reduzierten Standkorrektionen in Figur 40 (Tafel XVI) 
als Ordinaten aufgetragen und durch gestrichelte Linien miteinander ver- 
bunden. Diese Linien stellen gewissermaßen ein umgekehrtes Höhenprofil 
unseres Weges dar , indem die Standkorrektionen kleiner werden beim 
Übergang von einer tiefer gelegenen zu einer höheren Station und um- 
gekehrt. 
Die dadurch entstehenden Nasen rühren zum Teil von der Trägheit der 
Barometer her ; viele von ihnen sind aber zu groß , um allein dadurch erklärt 
Abhandlongon d. K. Ges. d. Wiss. Göttingen. Math.-phya. Kl. N. F. Band 5,i. 23 
