DIE OSTAFRLKANISCHE PENDEL-EXPEDITION. 179 
Tabelle 65. Teiltings-Koeffizienten (s) der Aneroid-Barometer. 
Barometer 
Zeit der Gültigkeit 
Änderung der Stand-Korrektion 
des Barometers bei ImmZunabme 
der Ablesung. 
Teilungs-Koeftizient = z 
Mittlerer Fehler 
von z 
a 
Oktober 99 bis Februar 00 
-4- 0 009 mm 
+ 0,095 
+ 0.004 mm 
+ 0.007 
ß 
ß 
(Februar 99 bis September 99) 
(Februar 00 bis Mai 00 \ 
Oktober 99 bis Januar 00 
— 0.019 
-f 0.028 
± 0.004 
+ O.0O9 
V 
7 
Y 
Usteri-Reinacher 
Nr. 3745 
Boline Nr. 3422 
Februar 99 bis Mai 99 
Juni 99 bis 18. März 00 
19. März 00 bis Mai 00 
+ 0.011 
-1-0.051 
-f 0.032 
-f 0.208 
-f 0.010 
+ 0.004 
+ 0.004 
±0.010 
+ 0.006 
± 0.004 
Die verhältnismäßige Kleinheit der mittleren Fehler zeigt die Reellität der 
gefundenen Koeffizienten an. Dadurch ist auch nachgewiesen, daß in verschie- 
denen Perioden verschiedene Koeffizienten angewendet werden müssen, und daß 
die Teilungsfehler sich fast sprungweise, jedenfalls in kurzer Zeit geändert haben. 
Mit diesen Werten von s wurden die auf 20'' reduzierten Standkorrektionen 
wegen Teilungsfehler verbessert, wobei der Teilstrich 550 mm als Anfangspunkt 
der Teilung mit der Korrektion 0 angenommen wurde. Dann wurden sie 
wiederum als Ordinaten in Fig. 40 (Taf. XVI) eingetragen. Die Endpunkte 
wurden durch die ausgezogenen Linien verbunden, die somit die auf 20° und 
richtige Teilung mit dem Anfangspunkt 550 mm reduzierten Standkorrektionen 
{x) darstellen. Die Nasen, die bei den gestrichelten Linien so scharf hervor- 
treten, sind teils ganz verschwunden, teils wesentlich kleiner geworden. Sie 
stellen nunmehr den allein auf Trägheit beruhenden Teil der Unterschiede der 
Stand-Korrektionen dar. 
Unsere Aneroidbeobachtungen sind dementsprechend mit Hilfe der vor- 
stehend abgeleiteten Korrektionsgrößen nach der Formel 
Luftdr. = Ables. -fic + ?/-(r-20")-|-^-(Ables.+:j;-j-?/.(T-200)-550mm) 
reduziert worden, wenn T die Temperatur des Instruments bezeichnet. 
Die Standkorrektionen haben sich nach Ausweis der Figur 40 nur in den 
ersten Wochen nach der Ingebrauchnahme der Barometer und nach äußeren 
Eingriffen stark geändert und sind dann ziemlich konstant geblieben. Trotzdem 
muß man infolge der sehr unregelmäßig wirkenden Trägheit mit der Möglichkeit 
von Fehlern bis zu etwa ± 3 mm rechnen , wie die Prüfung der Reichsanstalt 
ergab und wie Tab. 83 (Kap. 41) bestätigt. 
23* 
