180 
ERNST KOHLSCHÜTTER, 
Die im vorhergehenden aus unseren Beobachtungen gezogenen Schlüsse über 
die Veränderlichkeit der Trägheit und des Teilangsfehlers der Aneroid- Baro- 
meter zeigen, wie wenig die Prüfungen der Aneroid-Barometer in der Heimat 
vor und nach den Expeditionen , womit sich die meisten Reisenden begnügen, 
vor Fehlern schützen. Ich nehme es daher als einen Vorzug der Höhen- 
messungen der Pendel-Expedition in Anspruch, daß die Instrumental-Konstanten 
aus den Beobachtungen während der Reise selbst abgeleitet sind. 
Die Lufttemperatur wurde im allgemeinen bei jeder Barometerablesung mit 
dem Schleuderthermometer ermittelt oder geschätzt, wenn die Verhältnisse eine 
sichere Schätzung erlaubten. Das Schleudern während des Marsches auf den 
schmalen Negerpfaden, zu dem wir gezwungen waren, um nicht durch jede 
Höhenbestimraung wenigstens 5 kostbare Minuten zu verlieren, hat, ganz abge- 
sehen von der großen Unbequemlichkeit, einigen Thermometern das Leben ge- 
kostet, indem sie an Baumzweige oder starke Grashalme anstießen und zer- 
splitterten. Aßmannsche Aspirationsthermometer wären uns bei diesen Gele- 
genheiten von großem Nutzen gewesen, da man sie auch während des Marsches 
bequem und ohne Gefahr für das Instrument in Gang setzen und ablesen kann. 
Leider hatte man der Pendel - Expedition , da topographische Aufnahmen nicht 
zu ihren Aufgaben gehörten , keine solchen Thermometer mitgegeben. Die 
Schwierigkeit der Temperaturmessung mit dem Schleuderthermometer während 
des Marsches hat uns vielfach von Höhenbestimmungen abgehalten; hätten wir 
Aspirationsthermoraeter zur Verfügung gehabt, so hätten wir wahrscheinlich 
die drei- bis vierfache Anzahl von Höhenmessungen nach Hause gebracht. 
39. Siedethermometer und Aneroide von Fülleborn und Götze. 
Außer den von der Pendel-Expedition gemachten Höhenbeobachtungen sind 
mir noch diejenigen von Herrn Stabsarzt Dr. Fülleborn und dem verstorbenen 
Botaniker Götze, soweit sie sich auf die Njassa- Länder beziehen, zur Be- 
rechnung überlassen worden. Obwohl die von ihnen benutzten Siede - Thermo- 
meter bei der Prüfung auf der Reichsanstalt keine nennenswerten Fehler ge- 
zeigt hatten und das Thermometer von Götze bei einem direkten von mir aus- 
geführten Vergleich mit den Thermometern der Pendel - Expedition genau über- 
einstimmte, so verlangen die von den beiden Beobachtern abgelesenen Luftdrucke 
doch kleine Korrektionen, wie der Vergleich der aus ihren Messungen hervor- 
gehenden Höhenzahlen mit den durch Triangulation (s. Kap. 40) oder durch die 
Siedepunkts - Bestimmungen der Pendel - Expedition gefundenen Höhen ergibt. 
Tabelle 66 enthält diese Vergleiche. 
Das Gewicht in Spalte 8 bedeutet, daß die richtige Höhe auf Aneroid- 
beobachtungen der Pendel - Expedition beruht , also unsicher ist , oder daß 
das Götzesche Siedethermometer nicht direkt, sondern durch Vermittlung der 
