DIE OSTATBIKANISCHE PENDEL-EXPEDITION. 181 
Tabelle 66. Korrektionen der Siedepunktsbestimmungen von Fülleborn 
und Grötze. 
1 
Station 
2 
Datum 
3 
ührzeit 
4 
beobach- 
tete Höhe 
5 
richtige 
Höhe 
6 
Korrektion 
der Höhe 
7 
Ablesung der 
Siedethermometer 
8 
Gewicht 
Fülleborn : 
Siedethermometer Fueß 
129 und 
177 
... , 
Djaulanua 
98 September 21 
6.7a 
1862 m 
1861m 
— Im 
~f~ yj.i YnTa. 
1 
Kangaliaduma 
99 Januar 
14 
8.0a 
2136 
2122 
—14 
1 1 n 
+ 1.0 
1/ 
h 
Likenge 
99 Mai 
7 
7.1a 
1806 
1791 
—15 
+ i.i 
j. 
i>eja 
99 Juni 
4 
9.0a 
2867 
2832 
—35 
1 O Q 
]^ 
Wentzel-See 
99 September 22 
0.1p 
2075 
2069 
— 6 
\^ fi A 
Rungwe 
99 Oktober 
26 
4.8p 
2972 
2977 
+ 5 
U.O 
1 
Götze: Siedetkermometer Fueß 371 
Glauningsruh 
99 April 
17 
4.0p 
1421 
1416 
— 5 
-f 0.4 
'/2 
Djaülanda 
99 April 
18 
8.0a 
1876 
1861 
—15 
+ 1.1 
1 
Panika 
99 Mai 
11 
10.0a 
1062 
1066 
-f 4 
— 0.3 
Djaluhänje 
99 Mai 
16 
8.0a 
2481 
2467 
—14 
+ 0.9 
1 
Djilulu 
99 Mai 
19 
9.0a 
2727 
2705 
—22 
+ 1.4 
1 
Utengule u. Beja 
99 Juni 
25 
10.0a 
1413 
1398 
— 15 
+ 1.1 
1 
Beja 
99 Juni 
28 
9.3a 
2854 
2832 
-22 
+ 1.4 
1 
Utengule u. Beja 
99 August 
2 
2.5p 
1416 
1398 
—18 
+ 1.4 
1 
Rungwe 
99 August 
13 
8.0a 
2994 
2977 
—17 
+ 1.1 
1 
Ssossomala 
99 September 
9 
8.0a 
1924 
1890 
—34 
-1- 2.4 
V, 
Kiiijuero 
99 September 
9 
10.3a 
2047 
1979 
—68 
+ 4.7 
Wentzel-See 
99 September 26 
10.5a 
2085 
2063 
—22 
+ 1.5 
V2 
Rungwe 
99 September 28 
4.7p 
2964 
2977 
+ 13 
— 0.8 
1 
Götzeschen Aneroide mit der richtigen Höhe verglichen worden ist. wodurch 
ebenfalls eine größere Unsicherheit bei dem betreffenden Vergleich entstanden 
ist. Die Korrektionen in Spalte 7 stimmen so gut überein, daß an der ReeUität 
dieser Korrektionen nicht gezweifelt werden kann. Die Mittelwerte sind 
für Fülleborn: + 0.8 ± 0.4mm, für Götze: + 1,1 ± 0.3mm. 
Da diese Korrektionen, wie schon erwähnt, nicht den Instrumenten zur 
Last gelegt werden können, so müssen sie durch die Art und Weise wie die 
beiden Beobachter abgekocht haben, entstanden sein. Wie gewöhnlich ist das 
Quecksilber nicht hoch genug gestiegen. Der Grund mag in der auch von uns 
beobachteten Erscheinung des Klebens des Quecksilbers beim ersten Kochen zu 
suchen sein (vgl. S. 39) oder auch in der Furcht vor Uberhitzung des Dampfes 
bestanden haben. Die Beobachtung von Götze vom 28. Juni 99 auf dem Gipfel 
des Beja bestätigt diese Ansicht. Er hat dort auf meine Veranlassung das 
Wasser dreimal hintereinander kochen lassen und abgelesen 
um 9'' 15™ : 548.1 mm 
19 : 549.0 
23 : 549.0. 
