182 
ERNST KOHLSCHÜTTIOR, 
Die beiden letzten Ablesungen hat er dann verworfen , vermntlich weil er 
den Dampf für überbitzt gehalten hat. Der durch das Kleben verursachte 
Fehler von 0,9 mm stimmt nahe mit der oben abgeleiteten Korrektion überein. 
Die Erscheinung des Klebens des Quecksilberfadens ist später auch von Mohn ^) 
und Hecker allerdings in sehr viel geringerem Maße, beobachtet worden. Sie 
suchen es durch den Widerstand , den das Quecksilber in der Kapillare durch 
Reibung erfährt, zu erklären, und haben es dadurch unschädlich gemacht, daß 
sie die Thermometer fortgesetzt durch leichte Schläge erschüttern. Dieser 
kleine Kunstgriff sollte in allen Hand- und Lehrbüchern, die von Siedether- 
mometern handeln, erwähnt werden, da das Kleben nach den soeben ange- 
führten Beispielen bei manchen Thermometern einen großen Betrag erreichen 
und auf die Zuverlässigkeit ihrer Angaben von wesentlichem Einfluß sein kann. 
Götze verfügte ferner über die beiden großen Aneroide Usteri - Reinacher 
Nr. 3745 und Bohne Nr. 3422, deren Stände er sehr häufig durch sein Siede- 
thermometer kontrolliert hat. Da diese Vergleiche in sehr verschiedenen 
Höhen und verschiedenen Temperaturen ausgeführt sind, so war es möglich, die 
Instrumentalkonstanten zu bestimmen. 
Zunächst wurden die Stand - Korrektionen als konstant angenommen und 
Temperatur- und Teilungs-Koeffizienten y und s nach der M. d. kl. Qu. aus dem 
gesamten Material abgeleitet. Die gefundenen Werte von y waren für beide 
Barometer unmerklich, während die Werte von bereits in Tabelle 65 (S. 179) 
mitgeteilt sind. Bemerkenswert ist dabei, daß vor der Ausreise für das Baro- 
meter Usteri - Reinacher ein merklicher Temperatur - Koeffizient, aber keine Tei- 
lungs-Fehler gefunden worden waren, während sich aus den Beobachtungen der 
ganz enorme Teilungs - Koeffizient von -\- 0,2 mm zweifelsfrei nachweisen läßt, 
ohne dessen Berücksichtigung das Barometer ganz unbrauchbare Angaben lie- 
fert. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, daß die Prüfung der Aneroide vor 
und nach der Reise nicht genügt. Viele Sprünge in den Stand -Korrektionen 
der Aneroide bei früheren Reisen, für die die Bearbeiter keine Erklärung finden 
konnten, sind daher möglicherweise durch Teilungsfehler entstanden. 
Nach Abzug der Teilungsfehler wurden die Stand-Korrektionen .r als Or- 
dinaten in Fig. 40 (Taf. XVI) aufgetragen und durch zwanglose Kurven aus- 
geglichen. Die Abweichungen der Beobachtungen von diesen Kurven verteilen 
sich wie Tabelle 67 zeigt. 
Die mittleren Fehler einer Barometerablesung ergeben sich daraus bei 
Usteri-Reinacher zu ± 1,5 mm und bei Bohne zu ± 1,2 mm. xlus den größten 
vorgekommenen Fehlern ± 3,2 mm und ±2,7 mm ersieht man, daß diese Baro- 
1) II. Mohn , Das Hypsometer als Luftdruckmesser und seine Anwendung zur Bestimmung 
der Schwcrekorrektiou. Videnskabsselskabets Skrifter I Math -naturv. Kl. 1S99 Xr. 2 Christiania 
1899 S. 12. 
2) 0. Hecker, Bestimmung der Schwerkraft auf dem Atlantischen Ozean usw. Vcröffeutl. d. 
K. Pr. Geodätischen Instituts, N. ¥. A'r. 11. Berlin 190;), S. 33. 
