DIE OSTäFRIEäNISCHE PENDEL-EXPEDITION. 
183 
Tabelle 67. Fehler-Größe und Anzahl der Barometer Usteri-Reinacher 
und Bohne 
üsteri 
- Reinachei' 
Bohne 
Grenzen 
Anzahl der Fehler 
Grenzen 
Anzahl der Fehler 
0,0 mm und 0,9 mm 
1,0 und 1,9 
2,0 und 3,2 
25 
14 
8 
0,0 mm und 0,9 mm 
1,0 und 1,9 
2,0 und 2,7 
33 
8 
7 
meter trotz der viel größeren Büchse nicht zuverlässiger waren , als die 
Taschen - Barometer der Pendel - Expedition , bei denen der größte Fehler etwa 
denselben Betrag hat (s. S. 179). 
Die Berechnung des Luftdrucks geschah nach der Gleichung 
Luftdr. = Ables. + x + 2 ■ (Ables. — 550 mm) , 
wo 0 die in Tabelle 65 (S. 179) angegebenen Werte hat und x den Kurven in 
Fig. 40 (Taf. XVI) entnommen wurde. Die Gleichung weicht von derjenigen 
für a, ß und y etwas ab. 
Für die Beobachtungen von 1899 Febr. 4 bis April 2 sind zwei Stand- 
bestinimungen benutzt worden, die folgende Korrektionen für Usteri - Reinacher 
ergeben haben. 
Dabaga 1899 Febr. 11 :x = -54 mm 
Langenburg „ April 2:x = — 53 mm. 
40. Die Berechnung der Höhen aus den Aner oidable sungen, 
Zusammenstellung der Resultate und ihre Genauigkeit. 
Die Höhenberechnung konnte infolge der größeren Instrumentalfehler ein- 
facher ausgeführt werden , als bei den Siedethermometer-Beobachtungen, Es 
wurden daher nur die hauptsächlichsten Korrektionen berücksichtigt , nämlich 
die tägliche und die jährliche Isobaren - Korrektion (nach Tabelle 49 und 50 
S. 143 und Fig. 26 Taf. XI), die tägliche Temperatur-Reduktion (Tab. 48 S. 143), 
die Temperaturverbesserung des Jahresmittels (Tab. 52 und 53 S. 145 und 146) 
und schließlich die Beschickung der Jordanschen Höhentafeln für Ostafrika 
(Tab. 51 S. 144). Die Messungen in den Njassa-Ländern wurden besonders be- 
handelt und finden sich in Kap. 41. Die übrigen Beobachtungen sind mit ihren 
Ergebnissen in Tabelle 68 zusammengestellt, deren Spaltenüberschriften nach 
dem vorhergehenden verständlich sein dürften. Es ist nur zu bemerken, daß 
S.Th. in Spalte 5 bedeutet, daß die Luftdruck-Messung mit einem Siedethermometer 
