DIE OSTAFEIKANISCHE PENDEL-EXPEDITION. 
213 
ganz verschiedenem Material gefunden haben, für die Reellität dieser periodi- 
schen Korrektionen. 
Die Fehler der Tabelle 82 haben auch insofern Interesse, als sie die Ge- 
nauigkeit der barometrischen Höhenbestimmungen am Nordende des Njassa, die 
mit den mittleren Temperatur - Korrektionen der Figuren 41 und 42 berechnet 
sind, darstellen. Der verhältnismäßig geringe Betrag der Fehler beweist, daß 
durch die Benutzung der Mittelwerte von Luftdruck und Temperatur an der 
Basisstation nach den Tabellen 74 und 75 die Zuverlässigkeit der barometrischen 
Höhen nur wenig gelitten hat. Dies trifft umsomehr zu, als ein Teil der 
Fehler auch auf fehlerhafte Angaben der Aneroid-Barometer zurückzuführen ist, 
weil etwa die Hälfte der in den Normalwerten der Tabelle 81 zusammenge- 
faßten Beobachtungen mit Aneroiden angestellt worden ist. 
Für diejenigen Aneroidbeobachtungeu, die an Orten mit trigonometrisch be- 
stimmter Höhe gemacht worden sind, lassen sich die Fehler des Aneroids nun- 
mehr berechnen. Ich fand die in Tabelle 88 stehenden Werte. Dadurch wird 
die oben (S. 179) aufgestellte Behauptung erhärtet, daß die Trägheit der 
Tabelle 83. Fehler der Aneroide. 
1 
Aneroid 
2 
Datum 
3 
Tages- 
zeit 
4 
Ort 
5 
Fehler 
(Korrektion) 
des Aneroids 
1 
Aneroid 
2 
Datum 
3 
Tages- 
zeit 
4 
Ort 
5 
Fehler 
(Korrektion) 
des Aneroids 
u 
99 Mai 2 
4.5p 
Kitenga 
— 2.9 mm 
a 
99 Mai 28 
2.3p 
Panika 
— 2.2 mm 
)? 
Mai 6 
8.3a 
Djaluhänje 
— 0.8 
n 
Mai 28 
5.9p 
— 2.0 
)j 
Mai 7 
7.8a 
Kitamine 
— 0.7 
Juni 18 
1.9p 
Katenga 
-H 0.5 
5T 
Mai 8 
10.4a 
Likenge 
+ 0.7 
Juni 19 
8.1a 
+ 0.6 
• J) 
Mai 8 
0.8p 
-1-0.5 
Febr.26 
0.5p 
Djaülanda 
— 0.6 
)) 
Mai 14 
6.2p 
Panika 
— 2.2 
März 2 
5.1p 
— 0.8 
1 " 
! y 
Mai 7 
8.3a 
Likenge 
+ 0.1 
Aneroide sehr verschieden gewesen und einigemale sogar in das Gegenteil um- 
geschlagen ist. Ferner wird dadurch nachgewiesen, daß die Fehler der kleinen 
Taschenbarometer der Pendel-Expedition nicht größer waren, als die der großen 
Aneroide von Götze (vgl. S. 182). 
Die Beobachtungen und die daraus abgeleiteten Höhen stehen in Tabelle 84, 
die nach den Spaltenüberschriften verständlich ist. Es ist nur zu bemerken, 
daß bei Luftdruck-Beobachtungen mit einem Siedethermometer (S. Th. in Spalte 5) 
in Spalte 6 nicht die Ablesung, sondern der Luftdruck selbst steht. Die ein- 
geklammerten Lufttemperaturen in Spalte 8 sind nicht beobachtet, sondern aus 
den einschließenden Beobachtungen mit Hilfe der Tabelle 76 (S. 205) inter- 
poliert oder direkt aus dieser Tabelle entnommen. Es erschien notwendig den 
Luftdruck in Langenburg, der soweit es möglich war (bis 5. Juni 99), aus den 
täglichen Beobachtungen des Herrn Kleemann für die Beobachtungszeit inter- 
