DIE OSTAFRIKANISCHE PENDEL-EXPEDITION. 
229 
Der systematische Fehler eines Monatsmittels steigt bis durchschnittlich 33 m, 
im Maximum 75 m, während der mittlere zufällige Fehler ±5m beträgt. 
Der systematische Fehler des Jahresmittels beträgt durchschnittlich 20 m, im 
Maximum 48 m, während die Wirkung der zufälligen Fehler auf etwa ± 2 m 
zu schätzen ist. 
Die Übereinstimmung zwischen barometrischen Höhen und trigonometrisch 
oder geometrisch bestimmten Höhen entspricht den vorstehenden mittleren 
Fehlern , wodurch die Richtigkeit der systematischen Korrektionen bestä- 
tigt wird. 
9. Aus den Unterschieden der auf verscbiedenen Basisstationen beruhenden 
Höhen desselben Ortes {H — Htui) ergeben sich folgende aperiodische Abwei- 
chungen des Luftdrucks von seinem Normalwerte: größte beobachtete Ab- 
weichung bei einer einzelnen Beobachtung 2 mm (entspricht etwa 25 m Höhen- 
fehler), größte Abweichung des Mittels einer wenigstens eintägigen Beobach- 
tungsreihe 0,9 mm, (entspricht 11 m Höhenfehler), mittlere Abweichung ± 0,6 mm 
(entspricht rund ± 8 m Höhenfehler). 
10. Am Nordende des Njassa bei den auf der Basisstation Ijangenburg be- 
ruhenden Höhen ist der mittlere Fehler einer Höhe im Grebirge ± 6.5 ^q^q '^j 
h 
in den Steppen der Grrabensohlen und auf den Plateaus ± 10,1 ^^qqq m. 
11. Das arithmetische Mittel der barometrischen Höhen um 7a, 2p und 9p 
ist gleich dem Tagesmittel der barometrischen Höhe. 
12. Die günstigste Tageszeit für eine vereinzelte barometrische Höhen- 
messung ist 8a oder 7p. 
13. Die Benutzung von Barograph und Thermograph empfiehlt sich auch 
bei nur ein- oder zweitägigem Aufenthalt auf einer Station. 
14. Auf dem Marsche ist die Benutzung eines Aßmannschen Aspirations- 
Thermometers vorteilhaft. 
15. Das Kleben des Quecksilberfadens der Siedethermometer ist teilweis 
so stark, daß es sich nach dem Vorgange Mohns empfiehlt, die Thermometer 
vor jeder Ablesung durch sanfte Schläge zu erschüttern. 
16. Die Aneroid-Barometer der Expedition und ein Aneroid des Botanikers 
Götze haben während der Reise nicht nur ihre Stand-Korrektion, sondern auch 
ihre Teilungs-Korrektion geändert, sodaß die dauernde Kontrolle auch dieser 
Fehlerquelle auf Reisen erforderlich ist. 
17. Der mittlere Fehler meiner Routenaufnahme ist rund = ± Vso des 
zurückgelegten Weges. Die aus der Routenkonstruktion entnommenen Ent- 
fernungen genügen daher zur Berechnung angenäherter trigonometrischer Höhen- 
unterschiede, deren mittlerer Fehler = ± 33 -zj^ m ist. 
