TrNTEKStrCHUNGEK TBEE DIE ATMOSPHÄKISCHEJv RADIOAKTIVEN INDUKTIONEN. 
13 
wohlisolierte Leitungen mit dem Träger der inneren Elektrode verbunden. Die 
SpannungsdifFerenz zwischen innerer und äußerer (geerdeter) Elektrode wurde 
mittels eines Braunschen Elektrometers von passendem Meßbereich gemessen. — 
Bei Verwendung der Influenzmaschine wurde der isolierte Pol stets nur unter 
Benutzung eines einzigen Isolators durch eine zum Fenster frei hinausgeführte 
Leitung mit der inneren Elektrode verbunden. Die Spannungsregulierung und 
Messung geschah in folgender Weise : Auf einem Holzstabe, der mit einem gut 
isolierenden Überzug aus Wachsparaffinmischung versehen war , waren drei 
Klenmaschrauben befestigt. Das eine Ende des Stabe war mittels Schraubzwinge 
an einem Tisch befestigt, die unterste Klemmschraube wurde geerdet, die 
mittlere mit einem Braunschen Elektrometer verbunden (Meßbereich 10000 Volt) 
die letzte Klemmschraube war mit dem isolierten Pol der Influenzmaschine ver- 
bunden. Das Verhältnis des Widerstandes des ganzen Stabes zu dem des 
unteren, zwischen dem Braunschen Elektrometer und der Erde liegenden Teiles 
betrug 3,56. Es konnten somit Spannungen bis zu 35600 Volt gemessen werden. 
Die von der Influenzmaschine" erzeugte Spannung war unter diesen Umständen 
hinreichend konstant. Vorübergehende Schwankungen wurden durch Schwankungen 
im städtischen Netz , an welches der Elektromotor angeschlossen war , hervor- 
gerufen ; langsame Aenderungen der Spannung, welche durch wechselnden Wider- 
stand der Isolatoren hervorgerufen wurden , konnten im allgemeinen durch Re- 
gulierung der Tourenzahl der Influenzmachine kompensiert werden. Nur an 
einigen Herbsttagen war es bei dem gegen Sonnenuntergang auftretenden Nieder- 
schlag nicht möglich, hohe Spannung aufrecht zu erhalten. 
Vor der Exposition wurde die innere Elektrode mit einem Papierrohr über- 
zogen, das aus einem etwa 5 cm breiten in Schraubenwindungen aufgewickelten 
Streifen zusammengeklebt und vor dem Aufziehen auf die Elektrode in Abständen 
von 25 zu 25 cm mit nummerierten Marken versehen war. Nach Beendigung 
der Exposition wurden möglichst schnell die Befestigungen der Enden der inneren 
Elektrode gelöst, die beiden Hälften des Papierrohres heruntergezogen und an 
den vorher bezeichneten Stellen in Intervalle von 25 cm Länge zerschnitten. 
Die äußere Fläche der exponierten Papierrohre wurde möglichst vor Berührung 
geschützt. Das Herausnehmen und Herrichten der Papierrohre erforderte stets 
nur wenige Minuten. 
Zur Untersuchung der exponierten Papierrohre wurden zwei identische 
Apparate benutzt. Jeder der beiden Apparate bestand aus einem Zylinderkon- 
densator von 35 cm Länge und 12 cm Durchmesser aus Messingrohr mit ab- 
nehmbarem Deckel. Die innere Elektrode war 25 cm lang und hatte einen Durch- 
messer von 2,12 cm. Von der inneren Elekrode führte durch die untere Grund- 
platte des Zylinderkondensators zentrisch durch einen mit geerdetem Schutzring 
versehenen Hartgummiisolator hindurch die Leitung zu dem einen Quadranten- 
paar eines hochempfindlichen Elektrometers nach Dolezalek. Die äußere Elektrode 
des Zylinderkondensators stand auf drei isolierenden Hartgummistützen und 
konnte mittels zweier Batterieen von je 100 Cadmiumnormalelementen (nach Dr. 
