14 
H. GERDT EN, 
Krüger) auf + 203,2 Volt gehalten werden. An die Leitung, welche von der 
inneren Elektrode des Zylinderkondensators zu dem einen Quadrantenpaar des 
Elektrometers führte (verl. Figur 6), war ein Schlüssel angeschlossen, durch den 
die innere Elektrode geerdet werden konnte. Alle bei dem Zylinderkondensator, 
der Leitung und dem Erdschlüssel verwendeten Metallteile bestanden aus dem 
Material der Elektrometerquadränten (Messing). Die Zuleitung zu dem Qua- 
drantenpaar sowie der Erdschlüssel waren in geerdete Hüllen aus Messingblech 
eingeschlossen. Das andere Quadrantenpaar lag dauernd an Erde, die Nadel 
des Elektrometers wurde stets auf + 203,2 Volt gehalten. Als Suspension für 
die Elektrometernadeln dienten Quarzfäden, die nach dem von Herrn Dr. Bestel- 
meyer ^) angegebenen Verfahren platiniert waren. 
Die Ablesung der Elektrometer geschah mittels Fernrohr und Skala, die 
Erdschlüssel konnten mittels Zugschnüren vom Platze des Beobachters aus be- 
dient werden. Es wurde stets auf das Sorgfältigste vermieden, die Normal- 
element - Batterieen durch Berühren des isolierten Poles zu schädigen. Die 
Einführung der Papierrohre in die Untersuchungsgefäße geschah stets so , daß 
zunächst die Batterie mittels eines isolierenden GrrifFes von den äußeren Elek- 
troden der Zylinderkondensatoren abgeschaltet wurde, erst dann wurden die 
Deckel der Zylinderkondensatoren abgehoben und die Papierrohre auf die inneren 
Elektroden gestreift. Die Elektrometernadeln blieben stets mit der Batterie 
in Verbindung. Nur so war es bei dem großen Widerstande des Metallpapieres, 
aus welchem die Elektrometernadeln hergestellt sind, möglich, eine konstante 
Empfindlichkeit der Elektrometer aufrecht zu erhalten. Die Messung des Sätti- 
gungsstromes in den Untersuchungsgefäßen geschah in üblicher Weise, indem 
mittels zweier Stoppuhren die Zeit für den Durchgang einer größeren Anzahl 
von Skalenteilen durch das Fadenkreuz des Fernrohres genommen wurde. Der 
Stand der Stoppuhr wurde stets unmittelbar nach Beginn der Zeitmessung auf 
die Taschenuhr übertragen. Es wurde im allgemeinen die Zeit für den Durch- 
gang von 100 Skalenteilen gemessen, nur in besonderen Fällen (bei sehr schwachen 
Aktivitäten) wurden weniger Skalenteile genommen. Die Versuche wurden so 
angelegt, daß stets Beginn und Ende der Zeitmessungen an beiden Apparaten 
möglichst zusammenfielen, sodaß die in beiden Apparaten gemessenen Litervalle ohne 
Kenntnis des zeitlichen Verlaufes der Aktivität allein auf Grrand des Empfindlich- 
keits-Verhältnisses der beiden Apparate miteinander verglichen werden konnten. 
Das Verhältnis der Empfindlichkeiten wurde durch Ausmessen eines stark aktiven 
Intervalles bestimmt, welches dabei abwechselnd mit Apparat 1 und 2 gemessen 
wurde. Das Verhältnis wurde aus diesen Messungen durch graphische Interpolation 
ermittelt. Der Mittelwert aus 42 Vergleichsmessungen betrug 1,21 (Apparat 1 : 2). 
Die Verwendung von zwei Untersuchungsgefäßen bietet den Vorteil, daß 
man Intensitätsvergleiche zwischen zwei verschiedenen Intervallen vornehmen 
1) Herrn Dr. Bestelmeyer bin ich für die freundliche Überlassung der Quarzfäden zu Dank 
verpflichtet. 
