■DlSrTEESUCHIINGEX ÜBER DIE ATilOSPH^VEISCHEN RADIOAKTIVEN INDUKTIOXEX. 
15 
kann, ohne das Gesetz der zeitKchen Veränderungen der beiden Intervalle zu 
kennen. Zwei Apparate lassen sich noch ohne Schwierigkeit neben einander 
bedienen und man gewinnt gerade bei der Untersuchung von radioaktiven Sub- 
stanzen mit geringer Lebensdauer, zumal wenn sie nur in geringer Intensität 
zur Verfügung stehen, durch die mit zwei Apparaten erreichte Zeitersparnis 
einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. 
Im Laufe der Versuche erwies es sich, als das sicherste Verfahren zur Auf- 
nahme der Intensitätsverteilung auf der inneren Elektrode , zwei verschiedene 
Intervalle bei den Messungen auszuzeichnen und mit diesen unter Benutzung je 
eines Apparates für jedes der beiden Vergleicksintervalle, die anderen Intervalle 
zu vergleichen, wie aus folgendem Schema ersichtlich ist : Apparat 1 : Intervall 
3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3; Apparat 2: Intervall 8, 7, 8, 9, 8, 10, 8, 11, 8. 
Dabei waren also die Intervalle 3 und 8 die ausgezeichneten Vergleichs- 
intervalle; die Intensitätsverhältnisse der beiden Vergleichsintervalle wurden 
stets durch besondere Messungen (abwechselnd Intervall 3, 8, 3, 8 u. s. w.) 
in einem Apparat ermittelt. Nur in Ausnahmefällen , wenn z, B. in Folge zu 
sckwacker anfänglicher Aktivität nur die Vergleichsmessungen zwischen den aus- 
gezeichneten Intervallen und den übrigen Intervallen durchgeführt werden konnten, 
wurde das Verhältnis der Intensitäten der beiden Vergleichsintervalle aus Simultan- 
messungen unter Benutzung des besonders ermittelten Empfindlichkeitsverhält- 
nisses der beiden Apparate bestimmt. Die Ermittelung der Intensitätsverhält- 
nisse geschah durch graphische Interpolation. Die Empfindlichkeit der beiden 
Apparate war während einer Versuchsreihe hinreichend konstant und wurde in 
größeren Zeiträumen mittels einer Uranelektrode (vergl. S. 16) kontrolliert. 
Der Reststrom wurde nur an denjenigen Tagen vor und nach den eigent- 
lichen Messungen bestimmt, an welchen die zur Messung kommenden Sättigungs- 
ströme von der Ordnung des ßeststromes oder gar kleiner als dieser waren 
Im übrigen genügte es, ihn von Woche zu "Woche zu messen. 
Vorarbeiten. 
Bei der Ableitung der Intensitätsverteilung der Aktivität über die innere 
Elektrode der zur Untersuchung benutzten Zylinderkondensatoren ist voraus- 
gesetzt, daß die Greschwindigkeit des Luftstromes über den ganzen Querschnitt 
des Zylinderkondensators konstant und achsenparallel gerichtet sei; es mußte 
zunächst untersucht werden, inwiefern diese Voraussetzung bei den verwendeten 
Rohren und Luftgeschwindigkeiten zutrifft. Bei dem Zylinderkondensator von 
12,2 cm Durchmesser und 3 m Länge erübrigte sich eine besondere Untersuchung, 
da nach meinen bisherigen Erfahrungen wenigstens bei den Versuchsreihen, bei 
welchen ein Wattefilter benatzt wurde, in Anbetracht der bei diesen Versuchs- 
reihen benutzten geringen Luftgeschwindigkeiten , an einer homogenen Luft- 
geschwindigkeitsverteilung nicht zu zweifeln war. Für den großen Zylinder- 
kondensator von 60 cm Durchmesser und 6 m Länge schien mir eine homogene 
1) Bezüglich dieser Messungen vergl. Seite 16 und 56. 
