16 
H. GER DIEN, 
Gesctwindigkeitsverteilung nicht ohne weiteres verbürgt. Ich untersuchte daher 
die Verteilung der Geschwindigkeit über den Querschnitt des Rohres mittels 
eines kleinen zählwerklosen Anemometers , das ich früher in Gemeinschaft mit 
Herrn H. Schering ^) zur Untersuchung von Aspiratoren an luftelektrischen 
Apparaten benutzt hatte. Die Umdrehungszahl des kleinen Anemometerflügels 
wurde, wie früher beschrieben, mittels Stroboskopscheibe gemessen. Der kleine 
Doppelflügel des Anemometers war in ein Messingrohr von 50 mm Weite, 0,5 mm 
"Wandstärke und 12 cm Länge eingebaut. Das hintere Ende des Anemometer- 
schutzrohres wurde an einen 30 cm langen, 5 mm dicken Messingdraht angelötet. 
Dieser Draht wurde durch eine OflPnung von 5 mm Weite radial durch die ßohr- 
wand des Zylinderkondensators eingeführt und so justiert, daß die Achse des 
Anemometerflügels parallel zu der Achse des Zylinderkondensators stand. Die 
Geschwindigkeitsverteilung wurde so in zwei Querschnitten gemessen, welche in 
30 bezw. 60 cm Abstand hinter dem Anfang des Rohres lagen. Die Geschwindig- 
keit wurde in Abständen von 0, 5, 10, 15, 20 und 25 cm von der Rohrachse 
gemessen. Während der Messung wurden je zwei miteinander zu vergleichende 
Abstände im Wechsel nacheinander eingestellt , während die Tourenzahl des 
Aspirators sorgfältig konstant gehalten wurde. An windstillen Tagen ergaben 
verschiedene Messungen gut übereinstimmende Resultate. In dem Querschnitt 
in 30 cm Abstand hinter dem Anfang des Rohres nahm die Luftgeschwindigkeit 
von der Achse des Rohres bis zum Abstand von 25 cm nur um 1,5 °/o ab. In 
dem 60 cm hinter dem Anfang des Rohres liegenden Querschnitt konnte keine 
die MessiTngsfehler übersteigende Geschwindigkeitsänderung aufgefunden werden. 
(Diese günstigen Verhältnisse bestehen nur bei Verwendung eines stetig ge- 
krümmten Einströmungstrichters.) 
Die Zylinderkondensatoren, welche zur Untersuchung der aktivierten Papier- 
rohre dienten, wurden vor Beginn der definitiven Versuche auf das Vorhandensein 
des Sättigungsstromes in ihnen untersucht. Zu diesem Zweck wurde die innere 
Elektrode durch ein Messingrohr von gleichen Dimensionen ei'setzt, dessen Ober- 
fläche mit etwas flüssigem Leim bestrichen und mit Spuren von pulverisiertem 
Uranylnitrat bestäubt war. Die Strahlung des Urans wurde durch vorsichtiges 
Bestäiiben so abgeglichen, daß ihre ionisierende Wirkung von der Größenordnung 
der bei den definitiven Versuchen vorkommenden lonisierungsstärken war. Es 
zeigte sich, daß schon bei 15 Volt Spannungsdifi^erenz zwischen den Elektroden 
des Zylinderkondensators der Sättigungsstrom bis auf 0,5 "/o erreicht war. 
Weitere Vorarbeiten galten der Untersuchung des Reststromes in den be- 
nutzten Zylinderkondensatoren. Der Reststrom zeigte langsame Änderungen, die 
bis zu 10 "/o seiner Gesamtstärke erreichten. Diese Änderungen vollzogen sich 
aber nur im Laufe mehrerer Tage. Der Reststrom war, wenn die innere Elek- 
trode mit einem nicht aktivierten Papierrohr überzogen war, stets um einige 
Prozent kleiner, als bei blanker Oberfläche der Elektrode, was wohl durch die 
1) H. Gerdien und II. Schering, Phys. ZS. 5, 297, 1904. 
