■ÜNTEESUCHUNGEN über die atmosphärischen EADIOAXTIVEX INDUKTIONEN. 17 
Absorption einer von dem Metall der inneren Elektrode ausgehenden leicht ab- 
sorbierbaren Strahlung durch den Papierüberzug zu erklären ist. Die erwähnte 
zeitliche Änderung des Reststromes, der stets unter Verwendung eines neuen 
Papierrohres für die innere Elektrode bestimmt wurde, hielt sich nur dann in 
den angegebenen Grenzen, wenn man die Vorsichtsmassregel anwandte, die 
Untersuchungsgefäße dauernd auf konstanter positiver Spannung zu erhalten und 
die innere Elektrode stets mit einem Papierüberzug bedeckt zu lassen, der vor 
der Messung des Reststroms beseitigt und durch einen neuen ersetzt wurde. 
Man hält auf diese Weise die in der Zimmerluft enthaltenen positiv geladenen 
Träger radioaktiver Induktionen von den Gefäßwandungen fern. Die in das 
Innere des Untersuchungsgefäßes eindringenden Spuren von Emanationen geben 
bei ihrer Umwandlung Induktionen, von denen der größere, positiv geladene Teil 
auf dem Papierüberzug der inneren negativ geladenen Elektrode niedergeschlagen 
und mit diesem entfernt wird. 
Durch besondere Versuche wurde durch Variation der Nadelspannung bei 
beiden Elektrometern das Maximum der Ladungsempfindlichkeit festgestellt. Da 
die Ladungsempfindlichkeit in der Nähe des Maximums nur sehr wenig mit der 
Nadelspannung variiert, wurde aus äußeren Gründen für beide Elektrometer die 
gleiche Spannung von 200 Westonnormalelementen gewählt. Die Absolutwerte 
der Ladungsempfindlichkeit wurden für beide Apparate durch gesonderte Be- 
stimmungen der Voltempfindlichkeit und der Kapazität ermittelt. Die Empfind- 
lichkeit wurde mittels eines großen Westonnormalelementes bestimmt, das durch 
einen Dekadenwiderstand von 10. 100000 Ohm geschlossen war. Von den Kontakten 
des Dekadenwiderstandes wurde zum Elektrometer abgezweigt. Die Empfind- 
lichkeit ergab sich für das Elektrometer 1 zu 0,0039 Volt/Skt., für das Elektro- 
meter 2 zu 0,0050 Volt/Skt. bei 1850 Skt. Skalenabstand. 
Die Kapazität der beiden Apparate wurde durch Ladungsteilung mittels 
einer Normal-Kapazität (Zylinderkondensator von 30 cm Länge und 2,0 cm 
Durchmesser der inneren Elektrode, 4,9 cm Durchmesser der äußeren Elektrode) 
bestimmt. Die Kapazität des Apparates 1 war 64,5 cm, die des Apparates 2 
62,5 cm. Demnach ergibt sich für die Ladungsempfindlichkeit bei dem Apparat 
1 ein Skalenteil = 0,00084 elektrostatische Einheiten, bei dem Apparat 2 ein 
Skalenteil = 0,00104 elektrostatische Einheiten. Für das Verhältnis der Ladungs- 
empfindlichkeiten (Apparat 1 : 2) ergibt sich hieraus 1,24, ein Wert, der gut 
übereinstimmt mit dem durch direkte Vergleichung mittels gemessenen Sättigungs- 
stromes erhaltenen 1,21. 
Resultate. 
Die definitiven Versuchsreihen, welche unter Benutzung des großen Zylinder- 
kondensators angestellt waren, konnten nur an Tagen mit geringen Windstärken 
durchgeführt werden; um die Schwankungen der Luftgeschwindigkeit in dem 
Rohr des Zylinderkondensators auf einen möglichst kleinen Bruchteil des Ge- 
samtwertes herabzudrücken, wurde stets mit der maximalen Leistung des Aspi- 
Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingon. Math.-phys. Kl. N. F. Band 5, b. 3 
