XJNTEESUCHTFNGEN ÜBER DIE ATMOSPHÄRISCHEN RADIOAKTIVEN INDUKTIONEN. 53 
erschweren. Es ist ohne weiteres ersichtlich, daß diese Fehlerquelle zu großen 
Abweichungen bei der Intensitätsvergleichung von zwei Intervallen führen muß, 
die innerhalb der ersten 20 min nach dem Ende der Exposition untersucht 
wurden. "Wegen der geringen Größe der im allgemeinen zur Verfügung stehenden 
Aktivitäten war es nicht angängig, auf die Messungen während der ersten 20 
min überhaupt zu verzichten. Andererseits erwies es sich auch als unmöglich, 
die Erschütterungen , welche die Ursache dieser Unregelmäßigkeiten zu sein 
scheinen, vollständig zu vermeiden, da schon sehr geringe Erschütterungen, wie 
z. B. das Auflegen des Deckels auf das Untersuchungsgefäß und das Ziehen des 
Erdschlüssels merklich wirksam zu sein scheinen. 
Eine dritte Ursache für die Abweichung von dem Gesetz der monotonen 
Abnahme ist in der Konfiguration des elektrischen Feldes in der Nachbarschaft 
des Trägers der inneren Elektrode des zur Exposition benutzten Zylinder- 
kondensators zu suchen. Dieser Träger endigte innerhalb des Intervalles 6 
der inneren Elektrode; da er, um hinreichende Festigkeit zu erzielen ver- 
hältnismäßig stark dimensioniert werden mußte, war es nicht zu vermeiden, 
daß ein verhältnismäßig großer Bruchteil der elektrischen Kraftlinien, 
welcher bei Abwesenheit des Trägers auf dem Intervall 6 geendigt hätte, 
nunmehr auf der Oberfläche des Trägers endigte. Es mußten also infolge 
der Störung des elektrischen Feldes durch den Träger auf dem Intervall 6 
und vielleicht auch auf den benachbarten Intervallen in geringem Maße 
zu niedrige Aktivitäten niedergeschlagen werden. In einer Reihe von Dia- 
grammen tritt deutlich der unregelmäßige Verlauf der Aktivität in der Nach- 
barschaft des Intervalles 6 in Erscheinung. Die Störung durch den Träger 
der inneren Elektrode hatte ich wohl erwartet, wollte aber, nachdem sie erst 
nach Durchführung mehrerer Versuchsreihen in ihrem ganzen Umfange wider 
Erwarten stark bemerkbar wurde, keine Änderung der Versuchsanordnung vor- 
nehmen, um nicht die Vergleichbarkeit der einzelnen Versuchsreihen zu beein- 
trächtigen. Bei einer Fortführung dieser Untersuchungen dürfte es sich empfehlen, 
die innere Elektrode so stark zu wählen, daß sie sich selbst ohne merkliche 
Durchbiegung frei trägt und die Zuleitung der Spannung zur inneren Elektrode 
am hinteren Ende mittels zunächst ein Stück weit axial geführten Drahtes zu 
bewerkstelligen. Natürlich wird auch an den Enden der Elektrode eine Störung 
des elektrischen Feldes in dem Sinne stattfinden, daß auf den Endintervallen 
verhältnismäßig mehr Kraftlinien endigen, als auf den übrigen Intervallen. Diese 
Störung des Feldes wird noch vermehrt durch die mit der geerdeten äußeren 
Elektrode verbundenen Stützdrähte, welche die Enden der inneren Elektrode 
tragen. Diese Störungen des Feldes in der Nähe der Enden der Elektrode 
dürften Anlaß geben zu einer kleinen nicht durch die Verteilung der spezifischen 
Geschwindigkeit der Träger bewirkten Abnahme der Intensität der Aktivierung 
von dem Intervall 1 zu dem Intervall 2. Die Größe der durch diese Störung 
hervorgerufenen Fehler läßt sich, außer durch direkte Ausmessung des Feldes 
am leichtesten ermitteln durch Versuchsreihen, bei welchen die Bedingungen 
