56 
H. GER DI EN, 
arbeitet. Bei den übrigen Versuchsreihen der dritten Gruppe konnte in den 
meisten Fällen das Intensitäts Verhältnis der verschiedenen Intervalle nicht mehr 
durch Interpolation zw^ischen nacheinander gemessenen Vergleichsintervallen er- 
mittelt vs^erden; es mußte vielmebr die Reduktion auf gleiche Zeit auf Grund 
der Curieschen Werte für das Abklingen der Aktivität der Radiuminduktionen 
durchgeführt werden. Die Fehler, vv^elche durch dieses Verfahren in die Be- 
rechnung hineinkommen, weil nicht der tatsächlicbe zeitliche Verlauf der Akti- 
vität (Superposition von Radiuminduktionen und Thorindaktionen) sondern die 
allein für Radiuminduktionen geltenden Abklingungskurven benutzt wurden, 
kommen bei diesen Versuchsreihen nicht in Betracht gegenüber den Beobachtungs- 
fehlern, welche in Anbetracht der äußerst geringen absoluten Werte der zu 
messenden Aktivitäten sehr groß sind. Es mußten mehrfach noch Aktivitäten 
gemessen werden, wenn der von ihnen erzeugte Sättigungsstrom nur noch 5 % 
des Reststromes betrug. So kommen einerseits Fehler in der Bestimmung des 
Reststromes, andererseits die geringsten Schwankungen in dem Isolationswider- 
stande der bei dem Apparat verwendeten Isolatoren störend zur Geltung ; letztere 
sind fast unvermeidlich, wenn man die bei bober relativer Feuchtigkeit der Luft 
exponierten Papierrohre kurze Zeit nach der Exposition in das Unter suchungs- 
gefäß einführen muß. Isolationsfehler sind vermutlich die Ursache der in den 
Resultaten mehrmals auftretenden negativen Sättigungs ströme, bei welchen das 
negative Vorzeichen nichts anderes besagt, als daß der gemessene Sättigungsstrom 
kleiner war, als das Mittel aus den Bestimmungen des Reststromes, die vor und 
nach der Untersuchung der exponierten Papierrohre vorgenommen wurden. In 
der Tat muß eine während der Messung auftretende Verschlechterung der Iso- 
lation in dem Sinne wirken, daß die Aufladungsgeschwindigkeit, die mittels des 
Elektrometers beobachtet wurde, verringert wird. Da nun der Reststrom stets 
mit Papierüberzügen gemessen wurde, die lange Zeit in trockener Zimmerluft 
gelagert hatten, ist es ersichtlich, daß der so gemessene Reststrom zeitweise 
um einige Prozent größer gefunden werden konnte, als der mit feuchten Rohren 
beobachtete Sättigungsstrom. Die Schwierigkeiten, welche sich der Messung sehr 
kleiner Aktivitäten entgegenstellen, sobald man gezwungen ist, Vergleichs- 
messungen an schnell verschwindenden Substanzen auszuführen, lassen es fast 
aussichtslos erscheinen, die schwer beweglichen Träger der atmosphärischen 
radioaktiven Induktionen — wenigstens mit den gewöhnlich aufwendbaren Mtteln 
— exakt zu untersuchen. Wollte man hier größere Genauigkeit erzielen, so 
würde es sich meines Erachtens empfehlen, eine größere Anzahl von Zylinderkon- 
densatoren etwa in den Dimensionen des von mir benutzten kleineren Zylinder- 
kondensators gleichzeitig zu betreiben; man würde dann die entsprechenden 
Intervalle aus allen benutzten Zylinderkondensatoren gemeinsam untersuchen 
und so durch Summation höhere Anfangsaktivitäten erzielen, als es bei meiner 
Anordnung möglich war, bei welcher die zulässige obere Grenze für die zur 
Aktivierung benutzte PotentialdifFerenz zwischen den Elektroden bereits erreicht 
war. Die erwähnten Schwierigkeiten bei der Messung kleinerer Aktivitäten 
