8 
L. AMBRONN, 
n. Kapitel. Heliometer -Messungen. 
I. Resultate aus älteren Beobachtungen. 
Aus dem Vorigen geht hervor, wie auch schon einleitend bemerkt wurde, 
dass ein sicheres Resultat aus den der Diskussion unterworfenen Beobachtungen 
bezüglich etwaiger Schwankungen des Sonnendurchmessers sich nicht hat angeben 
lassen. Es sollen nunmehr die mittelst Doppelbildmikrometer gefundenen Re- 
sultate, soweit solche ausser den Göttinger Messungen bisher bekannt geworden 
sind, zusammengestelltwerden. 
Es darf hier wohl mit vollem Rechte von Messungen abgesehen werden, 
welche mit entschieden minderwertigen Instrumenten und dann auch noch sehr 
vereinzelt ausgeführt worden sind, da solche für die Frage der Veränderlichkeit 
natürlich gar kein Material liefern können, aber auch in Hinsicht des absoluten 
Wertes des Sonnendurchmessers deshalb von geringer Bedeutung sind, weil die 
Konstanten der Messapparate und die Faktoren zur Umwandlung der Messungs- 
resultate in Bogensekunden meist nur sehr unvollkommen bestimmt worden 
sind. 
Ich glaube, dass man sich in diesem Punkte beschränken soll auf diejenigen 
Messungen, welche ausgeführt worden sind: 
1) Mit den Fraunhofer' sehen Heliometern in ihrer ursprünglichen Gestalt. 
Es kommt dabei nur das Breslauer Instrument in Frage, da mit den anderen 
ganz gleichartigen Instrumenten nur ganz vereinzelt die Sonne gemessen worden 
ist. Ausserdem aber fehlen auch zur scharfen Reduktion der Messungen die 
nötigen Materialien. 
2) Mit dem Königsberger Heliometer. (Messungen von Bessel, "Wichmann 
und Schlüter). 
3) Mit den Fraunhofer'schen Heliometern in ihrer neuen Gestalt. (Messungen, 
welche ausgeführt wurden, für die Zwecke der Reduktion der Beobachtungen 
der Vorübergänge der Venus vor der Sonnenscheibe 1874 und 1882). 
4) Messungen mit neuen, grossen Heliometern von Repsold. 
Die Messungen mit dem Breslauer Heliometer in seinem früheren Zustande 
sind von Brandes in den Jahren 1818, 1819 und 1820 ausgeführt worden; die- 
selben sind im Berliner Jahrbuche für 1824 zwar nicht ganz ausführlich, aber 
doch insoweit mitgeteilt worden, dass sie einen Beitrag bezüglich einer etwa 
fortschreitenden Veränderung des Sonnendurchmessers zu liefern vermögen. Es 
wird das besonders dadurch herbeigeführt , dass der Skalenwert des Heliometers 
sich mit ziemlicher Sicherheit aus gleichzeitig oder wenig später gemessenen 
Distanzen von Sternen ermitteln lässt. 
Brandes hat seine Messungen des Sonnendurchmessers angestellt, um aus 
ihnen den Skalenwert abzuleiten und diesen dann für seine anderen Messungen 
zu verwerten. Da er aus dem Besse! sehen Sonnenbeobachtungen am Königs- 
berger Meridiankreis glaubte, das erstere Datum mit aller nötigen Schärfe an- 
