18 
L. AMBRONN, 
sind , noch eine volle Fleckenperiode übrig. "Wie weiter unten gezeigt werden 
wird, ist es aber auch, durch spezielle Beobachtungen möglich gewesen die Ab- 
weichung zwischen den Resultaten, die ohne und die mit Prisma erzielt wurden, 
genau zu bestimmen und durch Einführung des gefundenen Unterschiedes die 
Vergleichbarkeit beider Teile der Reihen zu wahren. 
2. Das Instrument und die Beobachtungsmethode. 
Eine genaue Beschreibung des Repsold'schen Heliometer's von 162 mm 
Oeffnung und sehr nahe 2,61 m Brennweite ist von Schur in seiner Abhandlung 
über die Vermessung des Sternhaufens der Praesepe x ) gegeben, und es kann an 
dieser Stelle bezügl. der Einzelheiten wohl auf jene Arbeit verwiesen werden. 
In den Jahren 1890 bis zum Abschluss dieser Arbeit sind irgend welche Ver- 
änderungen an dem Instrument nicht vorgenommen worden und auch das Be- 
obachtungsverfahren ist stets dasselbe geblieben. 
Bevor ich auf die Beschreibung der eigentlichen Beobachtungen eingehe, 
darf wohl noch bemerkt werden, im Anschluss an das in oben genannter Arbeit 
mitgeteilte, dass auch weiterhin für die Fokaleinstellungen die Kreisteilung am 
Okularstutzen nicht benutzt worden ist. Auch wurde bei diesen Gelegenheiten 
das Doppelsternbild direkt ohne Zwischenschaltung eines Fadennetzes zur scharfen 
Einstellung gebracht ; wenn auch dieser Metode gewisse Bedenken nicht abzti- 
sprechen sind, so wollte ich doch unter keinen Umständen ohne dringenden Grund 
die unmittelbare Vergleichbarkeit der Beobachtungen gefährden. Wie schon Schur 
mitgeteilt hat, sind auch bei den Sonnenbeobachtungen nur die Mittelwerte der 
von beiden Beobachtern getrennt abgeleiteten Teilungsfehler für die Reduktionen 
benutzt worden. Es hätte wohl in Frage kommen können, ob nicht jeder Be- 
obachter die ihm individuell zugehörigen Werte dieser Fehler benutzen solle: 
Aenderung der Resultate würde durch dies Vorgehen aber nicht erfolgt sein. 
Der Vorgang bei der Beobachtung der Sonne, wie er von beiden Beobachtern 
stets sorgfältig innegehalten worden ist, war der Folgende : Es war festgesetzt 
worden, dass jeder Beobachter wenn möglich etwa wöchentlich nur eine Sonnen- 
messung ausführen sollte, damit das Material nicht zu stark anwachse, aber die 
Einzeldaten genügend eng beisammen liegen um Aenderungen von kurzer Dauer 
nicht zu übersehen, und dass auch auf alle Fälle eine möglichst gleichmässige 
Verteilung über das Jahr zu Stande komme. In wie weit die Umstände es er- 
laubt haben dieses Programm einzuhalten, zeigt das nachfolgend beigebrachte 
Verzeichnis aller Sonnenbeobachtungen von 1890 bis Ende 1902. 
War es morgens heiterer Himmel so wurde sobald als tunlich die 
Kuppel geöffnet, um den Temperatur - Ausgleich herbeizuführen, mit einem 
Plösl'schen Fernrohre der Zustand der Bilder geprüft und wenn diese genügend 
1) Astronomische Mitteilungen von der König]. Sternwarte Güttingen IV. Teil. „Die Oeiter 
der helleren Sterne der Praesepe". Ebenso ist in des Verf. Hand-Buch. d. astron. Instrum. -Kunde 
dieses Heliometer beschriehen und abgebildet, S. 567 u. ff. 
