DIE MESSUNGEN DES SONNENDURCHMESSERS AM REPSOLD'sCHEN HELIOMETER Zü GÖTTINGEN. 19 
befunden wurden von einem Beobachter (wobei stets Schur in der betr. Woche 
der erste günstige Tag zufiel) sodann die Messung der Durchmesser vorge- 
nommen. 
In den Sommermonaten ist häufig schon um 9 Uhr vormittags die Be- 
obachtung begonnen worden, um die beste Bildqualität auszunutzen und auch um 
zu hohe Stände der Sonne zu vermeiden, da für diese die Beschattung des In- 
struments schwieriger durchzuführen war und auch die nahe der Kante des 
Spaltverschlusses entstehende Luft Zirkulation die Bildqualität leicht verschlech- 
terte. In der ersten Zeit der Beobachtungen wurde damit begonnen, die drei 
Thermometer am Instrument abzulesen, sodann fand die Fokusierung auf dem 
im Norden der Kuppel angebrachten Kollimator (ein Fraunhofer'sches Fern- 
rohr von 83 mm Oeffnung und 1.30 Meter Brennweite) statt. Diese Fokusierung 
auf dem Kollimator wurde aber nur während der ersten 3 oder 4 Sonnenbe- 
obachtungen ausgeführt x ) ; bei allen späteren Beobachtungen trat an deren Stelle 
die Fokusierung auf dem Polarstern, welcher bei Tage sehr gut auch mit halber 
Objektivöffnung sichtbar ist. Diese Fokaleinstellungen haben sich als viel genauer 
erwiesen, als diejenigen auf dem Kollimator und sind deshalb später nur noch 
allein ausgeführt worden, zumal sich auch zeigte, dass sie ohne weiteres mit 
den Nachtbeobachtungen an Doppelsternen gleichwertig und direkt vergleichbar 
sind. Nach der Fokusierung wurden wiederum die drei Thermometer abgelesen. 
Darauf wurde die Kuppel mit dem Spalt nach Süden resp. Süd-Osten gedreht 
und bei beschirmtem Fernrohr die Einstellung auf die Sonne und diejenige im 
Positionswinkel und Objektivhälften-Distanz vorgenommen. Zum Schutze gegen 
die Bestrahlung des Instrumentes durch die Sonne ist vor der Spaltöffnung eine 
Zuggardine aus dickem grünen Tuch so angebracht, dass sie von einem Gehülfen, 
der zugleich die Zeit- und Skalenablesungen im Beobachtungsbuche notirt, leicht 
emporgezogen und herabgelassen werden kann. Das Okular wurde in eine Fokal- 
stellung gebracht, die etwa dem Mittel der zu erwartenden Temperatur ent- 
sprach, und dasselbe blieb während der ganzen Beobachtung in der gleichen 
Stellung. War auf diese Weise alles vorbereitet, so wurde auf ein gegebenes 
Zeichen der Vorhang herabgelassen und die Ränder der beiden Sonnenbilder, 
welche sich dann fast stets schon im Gesichtsfeld befanden, wurden durch Dre- 
hung der Bewegungsschraube im Sinne des Uhrzeigers zur Berührung gebracht, 
worauf sofort das Instrument durch Emporziehen der Gardine wieder vollständig 
beschattet wurde. Nun wurde die Ablesung der Skalen gemacht und gleich 
darauf wurde die zweite Berührung der Bänder ausgeführt, diesesmal aber bei 
Drehung der Schieber schraube in umgekehrtem Sinne. Sodann wurde „durchge- 
schraubt" und die Einstellungen am anderen Sonnenrand in ganz gleicherweise 
vorgenommen. Zwischen jeder Einstellung wurde das Instrument also vollständig 
beschattet. Eine solche aus vier einzelnen Einstellungen bestehende Durchmesser- 
messung dauerte etwa 2—3 Minuten, wenn nicht durch Wolken oder ander- 
1) Dazu ist zu vergleichen die Bemerkung Schur's in der „Praesepe" S. 13 u. ff. 
3* 
