20 
L. AM BRONN, 
weitige Umstände bedingte Störungen eintraten. Das ist aber nur sehr selten 
der Fall gewesen, da ja die Beobachtungstage schon mit Rücksicht auf diese 
Umstände ausgesucht wurden. Im ganzen wurde während einer Durchmesser- 
messung das Instrument höchstens 1 bis Vfa Minuten und zwar in vier Teilinter- 
vallen wirklich den Sonnenstrahlen direkt ausgesetzt. Dabei kam in den spä- 
teren Jahren in Betracht, dass Schur an bestimmten Tagen in der Woche von 
12 bis 1 Uhr Vorlesungen hielt und er sich jene Vormittage nicht gern durch 
Beobachtungen der Sonne , die später als 10 Uhr fielen , beschränken wollte. 
Diese Tage blieben dann meist für mich frei, sodass von 1896 ab dem einzelnen 
Beobachter meist bestimmte Tage der Woche zufielen. 
Im weiteren Verlauf wurde das Fernrohr um 90° gedreht und eine zweite 
Messung in ganz gleicher Weise ausgeführt. Nachdem dann das Heliometer 
wiederum in Position gedreht worden war, und zwar diesesmal um 180°, wurde 
derselbe Durchmesser zum zweiten Male gemessen, schliesslich wurde um 90° 
zurückgedreht und der erste Durchmesser in entgegengesetzter Lage der Schnitt- 
linie des Objektivs zum zweiten Male beobachtet. Zwischen jeder Durchmesser- 
Messung sind alle drei Thermometer des Instruments abgelesen worden, wenn 
eine erhebliche Temperatur- Aenderung im Laufe der Messung stattfand ; ausserdem 
aber, so namentlich im Winter, ist diese zwischenliegende Thermometerablesung 
nur bei der Drehung um 180° erfolgt. Nach Beendigung der Sonnenmessungen 
wurde nach Ablesung der Instrumental-Thermometer die Kuppel mit dem Spalte 
wieder nach Norden gedreht und eine neue Fokusierung auf den Polarstern 
gemacht, und schliesslich wurde wieder die Temperatur des Instruments an 
den drei Thermometern abgelesen. Vor Beginn und gleich nach Schluss der 
Sonnenmessungen, meist während der Drehung der Kuppel, ist der Barometer- 
stand und die Lufttemperatur notirt worden, um die Daten für die Refraktions- 
korrection zu erhalten. Ursprünglich war es die Absicht auf Grund der beiden 
Fokusierungen vor und nach der Sonnenbeobachtung, den Temperaturzustand des 
Instruments während der Messungen zu bestimmen, und mit seiner Hülfe die 
Normalstellung des Okulars abzuleiten. Es hat sich aber im Verlauf der Be- 
obachtungen herausgestellt, dass in der Zeit, welche verstreichen musste von der 
letzten Sonneneinstellung bis zur zweiten Fokusierung auf den Polarstern, der 
Temperaturzustand des Rohres sich häufig schon erheblich geändert hatte. Es 
musste ja die Kuppel herumgedreht und eine neue Einstellung des Instruments 
ausgeführt werden; das nahm im allgemeinen eine Zeit von 3 bis 6 Minuten in 
Anspruch. Dazu kommt noch der Umstand, dass nicht selten im Norden der 
Himmel nicht ganz klar war und daher entweder der Polarstern gar nicht ge- 
sehen oder nur nach längerem Warten gefunden werden konnte. Aber selbst 
wenn der Stern sofort im Gesichtsfeld aufgefunden wurde, war durch die ver- 
änderte Bestrahlung des Instruments und durch das Umlegen des Rohres von 
Süden nach Norden, wobei selbstverständlich immer die Richtung des Objektivs 
nach oben eingehalten wurde, die Luftschichtung im Inneren des Rohres und 
die Temperaturverteilung in den Metallteilen so unstabil geworden, dass das 
