DIE MESSUNGEN DES SONNENDUECHMESSERS AM RICPSOLD'sCHEN HELIOMETER ZU GÖTTINGEN. 21 
Sternbild in fast allen Fällen verwaschen aussah, so dass nur ungenaue Ein- 
stellungen des Okulars erfolgen konnten. Es sind mir Fälle vorgekommen, in 
denen sich die Fokalebene augenscheinlich um einige Zehntel des Millimeters 
selbst während der Dauer der Fokusierung geändert haben muss. Es unterliegt 
gar keinem Zweifel, dass derartige Bestimmungen der Fokalebene und damit 
des thermischen Zustandes des Instruments keine genügende Grundlage bilden 
konnten, um die Reduktion der Sonnenmessung darauf zu gründen. Ich habe 
daher davon abgesehen, diese Fokusierungen nach den Sonnenmessungen in die 
Diskussion einzuführen. Es wird sich später zeigen, dass dieses Vorgehen auf 
alle Fälle berechtigt war, denn sollte durch irgend welche nicht genügend be- 
rücksichtigte Temperaturkorrektion ein Einfluss auf die Resultate hervortreten, 
so müsste sich dieser zu allererst in dem Verhalten der Sommer- zu den 
Winterbeobachtungen zu erkennen geben. Das ist aber, wie die nach den Mo- 
naten geordneten Abweichungen von den Mittelwerten erkennen lassen, nicht im 
geringsten der Fall. — Die Reduktionskonstanten für den Temperatureinfluss 
sind bei allen anderen Messungen nur mit Rücksicht auf die Ablesungen an den 
drei Thermometern bestimmt worden, es würde daher auch eine Inkonsequenz 
darin liegen, wenn man für die Sonnenbeobachtungen ein anderes Element ein- 
geführt hätte, wie es durch die direkte Veränderung der Fokaleinstellung, — 
selbst wenn dieselbe sich genau hätte ausführen lassen, — geschehen wäre. 
3. Die Sonnenbeobachtungen und ihre Reduktion. 
Diskussion des Verhaltens der Instrumentalkonstanten. 
Die Bearbeitung der beobachteten Sonnendurchmesser hat nach zwei Rich- 
tungen hin zu erfolgen. Einmal soll untersucht werden, ob während der Be- 
obachtungsperiode eine fortschreitende oder periodische Aenderung des Sonnen- 
durchmessers stattgefunden hat; und sodann ist es natürlich erwünscht, aus dem 
gesamten Material einen möglichst genauen absoluten Wert für den Sonnen- 
durchmesser zu ermitteln. Zur Erlangung der ersten Absicht ist es von be- 
sonderer Wichtigkeit, das Verhalten der Reduktionselemente für die Dauer der 
Beobachtungszeit einer genauen Diskussion zu unterziehen. Es handelt sich 
dabei um die Konstanten, welche zur Reduktion auf eine Normal-(Vergleichs)- 
ebene dienen und um den Temperaturkoeffizienten d. h. um die Bestimmung des- 
jenigen Faktors, mittels dessen die erhaltenen Resultate zu multiplizieren sind, 
um sie so zu gestalten , als ob sie bei einer Instrumentaltemperatur von 0° C. 
ausgeführt worden seien. Für die Ableitung eines absoluten Wertes des schein- 
baren Sonnendurchmessers ausgedrückt in Bogenmaass muss ausserdem noch mit 
genügender Schärfe die erforderliche Verwandlungszahl für die Skalenteile des 
Heliometers in Bogensekunden bestimmt und auch deren Unveränderlichkeit nach- 
gewiesen werden. 
Von beiden Beobachtern sind während der ganzen Beobachtungsdauer sehr 
zahlreiche Bestimmungen der Foka] Stellung bei möglichst extremen Temperaturen 
