22 
L. AMBBONN, 
ausgeführt worden. Ein Teil dieser Beobachtungen ist schon in den früheren 
Teilen der astronom. Mitt. von der Gött. Sternwarte publiziert; so diejenigen 
bis Ende 1892 in Teil IV, diejenigen von Schur bis zum Ende des Jahres 1899 in 
Teil VI. Es würde daher genügen diejenigen Beobachtungen anzuführen, welche 
bis zum Tode Schur' s im Jahre 1901 von ihm angestellt worden sind und die- 
jenigen , welche von mir von 1893 bis zum Schlüsse des Jahres 1902 gemacht 
worden sind. Da aber mit der gegenwärtigen Publikation der Sonnenbeobaeh- 
tungen gewissermassen ein Abschnitt der Tätigkeit am Göttinger Heliometer 
gekennzeichnet ist, und da in dieselbe Periode auch die von mir ausgeführten 
Polar-Triangulationen fallen, so mag hier nochmals zur besseren Uebersicht des 
Gesamtverlaufes der in Frage kommenden Daten das ganze, bis Ende 1902 ge- 
sammelte Material einheitlich zusammengestellt werden, sodass dann bei allen 
anderen in diesen Zeitraum fallenden Heliometermessungen füglich auf diese Zu- 
sammenstellung verwiesen werden kann. (Anlage 1). 
Wird das in der Anlage mitgeteilte Material für jeden Beobachter ausgeglichen 
und zwar, wie es auch schon früher in den Publikationen von Schur geschehen ist, 
in gewissen einzelnen Zeitabschnitten gesondert, um ein Urteil über das Verhalten 
der beiden in Frage kommenden Grössen, nämlich der Normalstellung bei 0° (J\ 7 0 ) 
und des Koeffizienten (C) der Temperatur (f), im Laufe der Zeit zu gewinnen, so 
findet man die folgenden Systeme für die Reduktion der jeweiligen Okular- 
stellung auf Normalstellung. 
Schur : 
Zeitintervall 
Anzahl ') 
N 0 
1889 Okt.- 
-1890 Decb. 
37 
mm 
21.15 
1891 Febr.- 
-1892 Jan. 
36 
21.21 
1892 März- 
-1894 März 
38 
21.20 
1894 April 
-1896 Mai 
32 
21.19 
1896 Mai- 
1898 April 
61 
21.19 
1898 April- 
-1899 Decb. 
66 
21.22 
1900 Jan.- 
-1901 Jan. 
46 
21.23 
Wahrschi. Fehler von Ampi, der 
c 
c 
Tenrp 
mm 
+ 0.0184 
mm 
±0.03 
mm 
± 0.0026 
0 
33.2 
200 
3 
28 
30.2 
176 
2 
17 
36.2 
160 
2 
13 
32.3 
149 
2 
13 
30.9 
125 
1 
8 
29.5 
+ 0.0084 
2 
13 
36.4 
Diese Tabelle bestätigt mit Sicherheit die schon früher 2 ) von Schur ausge- 
sprochene Vermutung, dass der Temperatur - Koeffizient der Okularstellung 
für ihn mit der Zeit veränderlich gewesen ist, und zwar nimmt derselbe langsam 
aber stetig ab. 
Die Normalstellung für 0° weist wohl auch regelmässige Veränderlichkeit 
auf, aber in viel geringerem Masse. Die letzteren Veränderungen sind nicht 
erheblich grösser als sie in Anbetracht des wahrscheinlichen Fehlers noch vor- 
kommen können, aber trotzdem scheint es sicher, dass eine langsame Zunahme 
1) Im ganzen sind 316 Einzelbeobachtungen ausgeführt. 
2) Astronom. Mitt. d. Gött. Stermv. Teil VI S. 12. 
