DIE MESSUNGEN DES SONNENDURCHMESSERS AM REPSOLD'SCHEN HELIOMETER ZU GÖTTINGER. 
23 
der Zahlen, d. h. eine Entfernung der Normalstellung vom Objektiv stattgefunden 
hat, mit anderen Worten würde das eine geringe Zunahme der deutlichen Seh- 
weite im Laufe der Jahre bedeuten ; denn es ist wohl ausgeschlossen , dass die 
optischen Konstanten und die Ausdehnungskoeffizienten der das Instrument 
zusammensetzenden Materialien sich geändert haben sollten. Die Veränderlichkeit 
des Temperatur-Koeffizienten, welche weit grösser und sicher verbürgt ist, deutet 
darauf hin, dass in den ersten 4 — 5 Jahren die Akkommodationsfähigkeit des 
Auges ziemlich konstant geblieben ist, sich später aber langsam verändert hat. 
Es erscheint demnach als nötig, dass sämtliche Sonnenbeobachtungen Schur's 
gemäss diesem verschiedenen Verhalten für die Einstellung des Okulars neu re- 
duziert werden; denn Schur hat alle seine Beobachtungen bis zu seinem Tode 
nach dem Ausdruck: 
N t = 21.18 + 0.019t° 
reduziert. Die anzubringende Korrektur ist aber nicht erheblich, denn der durch 
eine falsche Annahme der Okularstellung erzeugte Fehler wird zum Teil wieder 
dadurch aufgehoben, dass auch der Temperatur-Faktor für die Reduktion der 
Distanzen auf 0° C. mit dieser falschen Okularstellung abgeleitet worden ist. 
Das Fokalstellungssystem für Ambronn findet sich aus dessen in Anlage 1 
mitgeteilten Beobachtungen (im ganzen 292) wie folgt: 
Ambronn : 
Wahrschi. Fehler 
Ampi. d. Temp. 
Zeitintervall 
Anzahl 
c 
c 
0 
1889 Aug.— 1891 Jan. 
36 
21.42 
+ 0.0252 
± 0.026 
± 0.0021 
35.4 
1891 Jan.— 1892 Jan. 
30 
21.38 
251 
15 
10 
31.9 
1892 Jan.— 1896 Mai 
54 
21.36 
248 
9 
6 
40.7 
1896 Mai— 1898 April 
52 
21.39 
241 
11 
9 
25.2 
1898 April— 1899 Dec. 
47 
21.40 
212 
10 
8 
34.6 
1900 Jan.— 1902 Sept. 
53 x ) 
21.38 
249 
9 
6 
41.8 
Die kleinen Schwankungen in der Normalstellung für 0° zeigen keinerlei 
systematischen Charakter, und es erscheint daher durchaus angemessen, hier 
einen Mittelwert für die ganze Dauer der Beobachtungszeit anzunehmen. Für 
den Temperatur-Koeffizienten ist mit Ausnahme des Wertes 0.0212, welche der 
Periode 1898 bis Ende 1899 zugehört, eine grosse Konstanz vorhanden. Es 
lässt sich ein Grund für die Abweichung des zuletzt genannten Wertes von 
allen übrigen nicht auffinden; der Unterschied erscheint rein zufälliger Natur 
zu sein und ist im wesentlichen bedingt durch einige Fokusierungen bei hoher 
Temperatur (bei Sonnenmessungen), die durch irgend welche Umstände verhält- 
1) Es sind im ganzen 73 Einzelbeobachtungen , von denen aber einige sowohl nach Zeit als 
nach Temperatur nahe zusammen liegende zum Mittel vereinigt wurden , um die Anzahl der Be- 
dingungsgleichungen zu verringern. 
