24 
L. AMBRONN, 
nismässig sehr klein ausgefallen sind. Dieses kann seinen Grund darin haben, 
dass das Rohr des Heliometers noch nicht ganz die Temperatur angenommen 
hatte, welche der Fokalbestimmung zugeordnet wurde, d.h. das Objektivende 
war noch merklich wärmer als das übrige Rohr, was wiederum seinen Grund 
in einer vielleicht durch die Witterung bedingten späten Oeffnung der Kuppel 
haben kann. Ich glaube mit voller Berechtigung annehmen zu können, dass für 
die Berechnung meiner Fokaleinstellung am Heliometer während der hier in 
Frage kommenden Zeit auch der Temperatur-Koeffizient als konstant angenommen 
werden darf. Es würde dieser Umstand darauf hindeuten, dass tatsächlich die 
optischen Konstanten sowohl als auch die Ausdehnungs-Koeffizienten der Metalle 
dieselben geblieben sind, und dass daber die in der Schur'schen Reihe auftretenden 
Aenderungen nicht instrumenteller Natur sind, wenn man nicht annehmen will, 
dass mein Auge Veränderungen von gerade entgegengesetzter Art betroffen 
hätten. — 
Für die Beobachtungen von Ambronn ist daher ohne Ausnahme während 
des ganzen Zeitraumes der Ausdruck: 
N, = 21.40 + 0.025 t° 
zur Reduktion der Okularstellung benutzt worden. Die Abweichungen, welche 
durch die Anwendung dieses Ausdruckes z. B. gegenüber den speziellen für die 
Periode 1898 — 1899 gültigen entstehen würden, sind an sich schon von sehr 
geringem Betrage , sie werden aber durch die Temperatur- Wirkung auf die 
Grösse des Skalenwertes wieder vollständig unschädlich gemacht. 
Der Bogenwert eines Skalenteiles kommt für die vorliegende Arbeit be- 
züglich seines absoluten Betrages nur wenig in Betracht, da er für die Um- 
wandlung des in Skalenteilen gegebenen Sonnendurcbmessers in Bogenmass auf 
alle Fälle als genau genug bekannt vorausgesetzt werden kann. Das Haupt- 
gewicht wird im vorliegenden Falle auch auf seine Konstanz zu legen sein. Ich 
werde deshalb hier die Bestimmungen des Skalenwertes sowohl für Schur als 
auch für Ambronn, wie sie aus den Messungen des Cygnusbogens , des Hydra- 
bogens und des Abstandes der Standard-stars für die Victoria-Triangulation 
folgen , nicht in extenso wiederholen. Diese Messungen selbst sind in der 
„Praesepe- Arbeit" Schur's ausführlich beigebracht und diskutirt worden Da 
diese Messungen aber nur in den Anfang der Periode der Sonnenmessungen 
fallen, liefern sie für die Fragen nach der Konstanz des Skalenwertes keinen 
Beitrag. Ich werde später nur die Schlussergebnisse der Vollständigkeit wegen 
wieder hier mit aufführen. Während der ganzen Dauer der Sonnenmessungen 
wurde aber von beiden Beobachtern der sogen. ,. Polbogen" häufig gemessen, 
und die grosse, über das ganze Zeitintervall ziemlich regelmässig verteilte 
Anzahl dieser Messungen liefert nicht nur einen Wert für das Skalen- 
1) Astronom. Mittbeil. v. d. Göttiuger Sternw. Theil IV. 
