DIE MESSUNGEN DES SONNENDURCHMESSERS AM EEPSOLü'sCHEN HELIOMETER ZU GÖTTINGEN. 27 
Temperatur-Koeffizienten für Okularstellung als auch für den Skalenwert ausge- 
führt worden. 
Da gemäss den aus den ersten Jahren abgeleiteten Temperatur-Koeffizienten 
zur Reduktion aller Sonnenbeobachtungen der Koeffizient 0.0044 benutzt worden 
war, nunmehr aber auf Grund der neuen Diskussion aller Polbogenbeobachtungen 
sich herausgestellt hat, dass doch richtiger 0.0048 zu benutzen gewesen wäre, 
habe ich mich veranlasst gesehen, meine Sonnenbeobachtungen mit diesem Wert 
von neuem zu reduzieren, soweit diese Aenderung die Resultate beeinflussen kann, 
um ganz homogene Zahlen zu haben. Die Resultate dieser Neureduktion sind in 
den unten gegebenen Tabellen ebenfalls hinter diejenigen gestellt worden, welche 
aus der alten Reduktion folgen. Zur weiteren Diskussion sind dann natürlich 
auch die neuen "Werte benutzt. Dass dieses Vorgehen thatsächlich nötig war, 
zeigte sich bei den früheren Zusammenstellungen darin, dass sich für meine Be- 
obachtungen noch ein kleiner Einfluss der Temperatur auf die Schlusswerte her- 
ausstellte. — Dieser Einfluss ist, wie weiter unten gezeigt wird, durch die Neu- 
reduktion verschwunden. 
Bevor ich zur Mitteilung der einzelnen Sonnenbeobachtungen übergehe, ist 
noch anzuführen, dass die schliessliche Reduktion der Beobachtungen auf eine 
Normalstellung des Okulars auf Grund der Untersuchungen erfolgt ist, die Schur 
schon in der „Praesepe" mitgeteilt hat 1 ), und welche ergeben hatten, dass zu 
dieser Reduktion nicht einfach der reziproke Wert der Brennweite benutzt 
werden dürfe, sondern dass dieser letztere für Schur mit dem Koeffizienten 0.96 
und für Ambronn mit dem Koeffizienten 0.90 zu multiplizieren sei. Dieser Um- 
stand hat natürlich auf die Frage nach der Veränderlichkeit des Sonnendurch- 
messers nur insofern Einfluss, als bei einer um 0.1 mm unrichtigen Okular- 
stellung an statt der Reduktion von 0.0019 eine solche von 0.0018 für Schur 
und von 0.0017 für Ambronn anzubringen ist, da aber Abweichungen der Okular- 
stellungen von der Normalen die 0.2 mm überschreiten, fast nie vorgekommen 
sind , so würde , selbst wenn die oben angegebenen Koeffizienten nicht ganz 
richtig sein sollten , ein Einfluss auf die Messungen als gänzlich innerhalb der 
Fehler der Einzelmessung gelegen anzusehen sein. Wie sich später herausstellen 
wird, ist der mittlere Fehler einer Sonnendurchmesser-Messung, gegründet auf 
4 Einzelmessungen, nicht viel kleiner als 0.1, oder 0.0025 Skalenteile. 
Nachdem nunmehr alle Daten, welche zur Reduktion der Sonnenbeob- 
achtungen auf ein einheitliches Mass resp. auf eine Normalebene nötig sind, 
im Vorstehenden sowohl bezüglich ihrer Werte selbst, als auch ihres Verhaltens 
während des Zeitraumes von 1890 bis 1902 erörtert worden sind , sollen jetzt 
die Messungen der Sonnendurchmesser selbst mitgeteilt werden. Als Normal- 
ebene für die Reduktion der Beobachtungen gilt also diejenige, welche bei 0° C. 
im Brennpunkt des Objektivs senkrecht zur optischen Achse desselben steht. 
1) Mitt. d. Gött. Sternwarte. Theil IV S. 42. 
4 * 
