DIE MESSUNGEN DES SONNENDURCHMESSERS AM REPSOLö'sCHEN HELIOMETER ZU GÖTTINGEN. 29 
In die Tabellen der Anlagen 3 und 4 sind alle von 1890—1902 gemessenen 
Sonnenbeobachtungen aufgenommen mit Ausnahme ganz weniger, welche aus irgend 
einem Grunde schon von vornherein d. h. gleich nach der Beobachtung vom Be- 
obachter selbst als unzuverlässig bezeichnet worden sind, oder welche sich 
während der Reduktion des gesamten Materials als sehr stark abweichend her- 
ausgestellt haben. Als solche sehr starke Abweichung wurde rund der 
6 fache Betrag des mittleren Fehlers eines Tagesmittels angenommen. Es sind 
das für Schur im ganzen 6 und für Ambronn 4 Messungen, davon sind aber 2 
resp. 3 schon von Anfang an verworfen worden. — Meistens deutete auch die 
Abweichung zwischen polarem und äquatorialem Durchmesser (der Wert von p — a) 
schon durch ihre abnorme Grösse auf irgend einen untergelaufenen Fehler hin. 
Das Resultat der ganzen Betrachtungen wird durch die Weglassung dieser 
wenigen Beobachtungen in keiner Weise beeinflusst, und es hätten die ausge- 
schiedenen Messungen auch ohne weiteres beibehalten werden können, wenn nicht 
bei der Vergleichung kurzer Intervalle dadurch Veranlassung zu entstellten 
Resultaten gegeben wäre. 
4. Ableitung der Messungsresultate bezügl. etwaiger Veränderungen 
des Sonnendurchmessers. 
Die Messungen beider Beobachter zerfallen, wie schon die Anordnung der 
Tabellen erkennen lässt, in zwei Perioden : Während der ersten, die von Anfang 
der Messungen bis Ende Oktober 1891 reicht, wurden die Beobachtungen ohne 
Zuhülfenahme eines Reversionsprismas ausgeführt, während von dieser Zeit an 
ein solches benutzt wurde, um die scheinbare Bewegungsrichtung der Sonnen- 
bilder bei deren Einstellung stets parallel der Verbindungslinie der beiden Augen 
des Beobachters stellen zu können. Das benutzte Sonnenglas war während der 
sämtlichen Messungen stets dasselbe, ein neutrales Glas von mittlerer Dämpfung. 
Obgleich nun eine 1891 vorgenommene Untersuchung bezügl. des Einflusses der 
Stellung der gemeinschaftlichen Tangente der beiden Sonnenbilder zur horizon- 
talen Richtung durchaus keine irgendwie ausgesprochene Abhängigkeit der übrig- 
bleibenden Fehler von eben dieser Stellung erkennen liess, wurde doch beschlossen, 
für die späteren Messungen — also von Ende Oktober 1891 an — ein Reversions- 
prisma zu verwenden. Nachdem eine Zeit lang mittelst desselben beobachtet 
worden war, stellte sich bei Gelegenheit der Vergleichung der vor und nach 
Einführung des Prismas gemessenen Sonnendurchmesser heraus, dass die 
ersteren sich merklich grösser ergeben hatten als die letzteren. Da sich damals 
ein Grund für diesen Unterschied nicht auffinden liess, wurde beschlossen, 
um die immerhin beträchtliche Anzahl von Messungen (etwa 25) nicht zu ver- 
lieren, dass jeder Beobachter eine Reihe von direkt aufeinander folgenden Durch- 
messermessungen mit und ohne Reversionsprisma ausführen sollte, um so die 
etwa 2 Jahre umfassenden Reihen mit den späteren Messungen direkt vergleichbar 
