DIE MESSUNGEN DES SONNENDUECHMESSEES AM REPSOLD'SCHEN HELIOMETER ZU GÖTTINGEN. 35 
die gefundenen Werte nicht noch irgendwelchen systematischen Fehlerquellen unter- 
worfen sein könnten. Ich habe deshalb die Beobachtungen noch nach 2 Richtungen 
hin weiter untersucht. Einmal ist das mit Rücksicht auf einen etwa noch vor- 
handenen Einfluss der Temperatur geschehen und andererseits habe ich geprüft, 
ob die Messungsresultate etwa eine jährliche Periode erkennen lassen. Es wäre 
nicht unmöglich, dass der Verlauf der Abweichungen etwa dadurch hervorgebracht 
werden könnte, dass in manchen Jahren vorwiegend nur bei gewissen Tempera- 
turen oder nur in gewissen Monaten, beobachtet worden ist. 
Beide Einflüsse lassen sich der Natur der Sache nach nicht scharf von ein- 
ander trennen, da die beiden Perioden bis zu einem gewissen Grade identisch 
sind. 
Eine Zusammenstellung der Abweichungen der Messungsresultate, geordnet 
nach der Temperatur, geben die beiden auf Seite 36 und 37 gegebenen Tabellen, 
deren Resultate nachstehend zusammengestellt sind. 
Schur 
Ambronn 
Anzahl 
Mittel 
Temp. 
Mittel 
der 
Mittel (mit Rück- 
sicht auf d. Anzahl 
Anzabl 
Temp. 
Mittel 
Mittel 
der 
Abw. 
Abw. 
d. Beobachtungen) 
0 
6 
0 
— 5.5 
+ o!bi 
2 
— 4.4 
+ 0.22 
2 
— 1.6 
— 5 
6 
0.0 
— 6 
4 
+ 0.6 
— 0.07 
14 
+ 1-9 
0 
13 
1.9 
0 
| — o'.'oi 
9 
4.1 
+ 1 
10 
+ 3.8 
+ 7 
11 
+ 6.0 
— 9 
9 
6.0 
— 7 
14 
+ 8.0 
0 
14 
8.0 
+ 7 
| +0.01 
9 
9.8 
2 
9 
5 
+ 9.7 
+ 12.1 
— 11 
+ 9 
11 
12.1 
— 3 
11 
+ 14.0 
+ 3 
9 
14.3 
+ 14 
J +0.01 
5 
+ 15.8 
+ 3 
12 
15.9 
— 5 
26 
+ 17.9 
+ 1 
18 
18.1 
+ 5 
26 
+- 19.9 
— 3 
21 
19.9 
0 
| + 0.02 
23 
+ 22 0 
+ 3 
23 
21.9 
0 
26 
+ 23 9 
— 1 
12 
23.6 
— 10 
18 
+ 25.8 
+ 6 
15 
25.6 
+ 2 
| — 0.04 
15 
+ 28.0 
+ 4 
3 
+ 28.6 
— 13 
Mittel 
für längere 
Perioden 
0 01 
0.01 
0.00 
0.00 
+ 0.03 
Es geht daraus hervor, dass in beiden Reihen von einem Einfluss der Tem- 
peratur auf den Verlauf der Abweichungen nicht mehr die Rede sein kann. Die 
Temperatur-Bestimmungen sowohl für das Instrument als auch für die Ableitung 
der Refraktionskorrektionen wurden, wie zum Teil schon oben mitgeteilt, in der 
Weise ausgeführt, dass vor Beginn der Messungen die Lufttemperatur und die 
3 am Heliometer angebrachten Thermometer abgelesen wurden, dasselbe geschah 
unmittelbar nach beendeter Sonnenmessung. Die Zwischenzeit betrug selten mehr 
5* 
