38 
L. AMBEON N, 
als V2 Stunde, meist aber nur 20 bis 25 Minuten, und in dieser Zeit wurden die 
Instrumentalthermometer noch mehrere Male abgelesen. 
Eine Zeit lang hatte ich bei meinen Messungen auch noch direkt oberhalb 
des Objektivs ein freies Thermometer aufgehängt, welches nach jeder einzelnen 
Durchmessermessung herabgelassen und abgelesen wurde. Um die Konformität 
der Reduktionsdaten für die Ambronn'sche Reihe mit denen der Schur'schen 
aufrecht zu erhalten, sind die Resultate dieser Temperaturmessungen dann aber 
nicht weiter benutzt worden. Durch dieselben hat sich aber herausgestellt, dass 
die Temperatur der Luftschicht in nächster Umgebung des Objektivs von der 
Lufttemperatur, wie sie ein im Schatten aufgehängtes Thermometer ausserhalb 
der Kuppel angiebt, bei rechtzeitiger Oeffnung der letzteren selten mehr als 
2° abweicht. Die Kuppel wurde mit Ausnahme weniger Beobachtungstage, an 
denen die "Witterung plötzlich wechselte, immer mehrere Stunden vor der Be- 
obachtung geöffnet. Die Abweichung der Lufttemperatur von derjenigen in der 
Umgebung des Objektivs ist immer der Art, dass die letztere stets zwischen 
der Lufttemperatur und derjenigen liegt, welche das Objektivthermometer an- 
giebt. Es ist bei der Refraktionsberechnung diesem Umstände immer schon dadurch 
Rechnung getragen worden, dass die Lufttemperatur, welche zur Ableitung der 
Refraktionskorrektionen benutzt wurde, nach derjenigen des Objektivs hin auf 
ganze Gerade abgerundet wurde. Es kann also auch in ungünstigen Fällen nicht 
wohl mehr als eine Differenz von etwa 1° übrig geblieben sein. Diese würde 
beim tiefsten Stande der Sonne und bei vertikaler Lage des Sonnendurchmessers 
noch eine Abweichung von kaum 0.03 veranlassen können. Ein Betrag der bei 
so tiefem Stande der Sonne (etwa 75°) und der dadurch bewirkten Unruhe der 
Bilder nicht mehr als messbar und daher irgendwie merkbar angesehen werden 
kann. Ich bin daher auch nach meinen Versuchen mit dem freihängenden Ther- 
mometer bei dem alten Modus der Berechnung der Refraktion geblieben, zumal 
auch Schur nicht davon abgewichen ist und für seine Messungen auch die betr. 
Daten fehlen. 
Die Tabellen auf S. 36 u. 37 lassen schon durch ihre äussere Form die Ver- 
teilung der Messungen mit Rücksicht auf die Temperatur erkennen. Bei weitem 
die meisten Messungen sind zwischen 17 und 25 Grad angestellt, was den Monaten 
Mai bis September entspricht. Ein zweites Maximum der Beobachtungshäufigkeit 
fällt auf die Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad und dieses entspricht dem 
Umstände, dass in Göttingen etwa um den Monat März herum häufig eine längere 
Periode klaren Wetters aufzutreten pflegt J ). Die Monate September und 
Oktober liefern nur einen kleinen Beitrag zu diesem Temperatur-Intervall, 
einmal weil um jene Zeit meist trübes Wetter zu herrschen pflegt und weiterhin 
deshalb, weil in jene Monate häufig eine längere Abwesenheit der Beobachter 
1) Namentlich war dies in den Jahren 1890 — 1S95 der Fall. 
