56 
L. AMBRONN, 
1880 an 2 solchen Instrumenten erhalten wurden, so findet sich aus der Bearbeitung 
dieser Beobachtungen, wie sie von Auwers durchgeführt wurde: 
für Schur 1919.52 aus 295 Durchmessermessungen an 103 Tagen 1 ) 
„ Ambronn 1919.26 „ 106 „ „ 42 
Es geht aus dem Vergleich der früheren Messungen mit den jetzigen hervor, 
dass eine Veränderung in der Auffassung bei beiden Beobachtern gewiss nicht 
stattgefunden hat; ja dass sogar diese Auffassungen ganz ausserordentlich stabil 
geblieben ist, trotz der dazwischen liegenden langen Zeit, welche besonders bei 
Ambronn nahezu 9 Jahre einschliesst , während deren er keine Heliometer- 
messungen ausgeführt hat. Auch für Schur fallen in diese Zeit etwa 4 Jahre 
mit geringer beobachtender Tätigkeit. 
Der Unterschied, welchen die Reihen an dem Repsold'schen Heliometer und 
an den Fraunhofer'schen gegeneinander aufweisen , bleibt also völlig bestehen, 
er muss sicherlich der Verschiedenheit der Instrumente zugeschrieben werden. 
Oben habe ich gezeigt, dass die Messungen am Repsold'schen Heliometer, 
so lange sie ohne Benutzung des Reversionsprismas gemacht wurden, einen um 
0.4 grösseren Durchmesser ergeben, als bei Anwendung des Prismas. Diesen 
Unterschied aufzuklären , ist mir bisher in zufriedenstellender Weise nicht ge- 
lungen; denn wollte man ihn allein auf die Verringerung der Intensität des 
Sonnenbildes schieben, so müssten auch Durchmessermessungen, die mit ver- 
schieden dunklen Blendgläsern oder bei unsichtigem Wetter angestellt sind, 
verschiedene Werte liefern. Bei Gelegenheit der Venusvorübergänge sind nun 
zu den Sonnenmessungen mehrfach auch verschiedene Blendgläser benutzt und 
deren Wirkungen genau untersucht worden. Es finden sich Angaben hierüber 
an verschiedenen Stellen des Bds. V der Bearbeitung der Venusvorübergänge. 
Ich führe die hier in Betracht kommenden an: 
Bd. V. S. 486. Beob. des Sonnendurckm. in Aitken von Franz und Kobold. 
Benutzt 7 verschiedene Gläser. 
(Hellstes Glas) 1 Abweich, v. Mittel : Franz + 0.24 Kobold + 0.01 
2 — + 0.26 
3 + 0.08 — 
III — (+0.19)2) 
II -0.14 -0.17 
I (+0.16) 2 ) (+0.05)?) 
Dunkelst. Glas 0 +0.04 +0.11. 
1) An diese Zahlen hat Auwers ausserdem noch kleinere Korrektionen augebracht , welche 
von einer veränderten Annahme der Temperatur des Ileliometerrohres abhängen, und die für Schur 
n tt 
+ 0.06 und für Ambronn + 0.0S betragen sollen. Diese Korrektionen hatten den Zweck, die Be- 
obachtungen an allen 4 Heliometern, die an den verschiedensten Orten und unter verschiedenen 
Verhältnissen (immer ohne Benutzung eines Keversionsprismas) angestellt wurden , mit einander 
vergleichbar zu machen. 
2) Die eingeklammerten Zahlen beruhen nur auf je einer Messung. 
