DIE MESSUNGEN DES SONNENDURCHMESSERS AM REPSOLD'SCHEN HELIOMETER ZU GÖTTINGEN. 59 
etwas übereinander greifen, bald um den scheinbar gleichen Betrag von einander 
abstehen, so würde vielleicht zur Erklärung der Differenz zwischen Fraun- 
hofer'schen und Bepsold'schen Heliometer noch der Umstand in Betracht zu 
ziehen sein, dass das Fokalbild für beide Instrumente natürlich ihrer Brennweite 
entsprechend verschieden gross ist; dadurch wird bei der Unruhe der Bilder, 
wie sie ja fast stets bei den Messungen in grösserem oder geringerem Masse 
vorhanden ist, das Uebereinandergreifen derselben einen von einander abweichenden 
Anblick gewähren, es wird nämlich das schmale linsenförmige Bildeben, welches 
durch das Uebereinandergreifen der Sonnenbilder die doppelte Helligkeit erhält, 
in beiden Fällen eine verschiedene Gestalt besitzen. Bei den grossen Bildern 
wird es aus zwei wenig gekrümmten Segmenten von geringer angulärer, aber 
grosser linearer Ausdehnung gebildet, bei den kleinen Bildern aber von solchen 
stärkerer Krümmung und geringer linearer Ausdehnung. Die Folge dieses Unter- 
schiedes kann sehr wohl die sein, dass bei den kleinen Instrumenten ein stärkeres 
Uebereinandergreifen der Sonnenbilder erst denselben Intensitätseindruck macht, 
wie bei den grösseren Instrumenten ein geringeres Uebereinandergreifen. Wenn 
die Flächenausdehnung der lins erförmigen Figur von doppelter Helligkeit im 
Verhältnis zur Grösse des Gesichtsfeldes physiologisch massgebend ist für den 
Eindruck der Helligkeit, so würde diese Erklärung des gefundenen Unterschiedes 
vielleicht annehmbar sein. Und unter dieser Voraussetzung könnte sie sogar zur 
Erklärung des Unterschiedes zwischen den Beobachtungen ohne und mit Prisma 
herangezogen werden, da durch Zwischenschaltung desselben zwar nicht die 
Grösse der Sonnenbilder, wohl aber diejenige des Gesichtsfeldes eine erhebliche 
Veränderung erleidet. 
8* 
