6 
F. LINKE, 
den Lunten den Vorzug gegeben. Herr H. Ebert 1 ) bat aktinoelektriscbe Elek- 
troden eingeführt. 
Zu den Messungen, über die bier bericbtet werden soll, sind — abgesehen 
von Fahrt XI — Tropfkollektoren verwandt. Bei der genannten Fahrt sind 
Radiumkollektoren benutzt worden (s. S. 69), doch veranlassten mich die damit 
gemachten schlechten Erfahrungen und spätere Untersuchungen, wieder zu Tropf- 
kollektoren zurückzukehren. 
Bei den ersten Fahrten lief das Wasser, dessen Abtropfen den nötigen 
Potentialausgleich hervorrief, aus cylindrischen Blechgefässen von 1.2 1 Inhalt, 
die sich nach unten trichterförmig verengten und durch einen Hahn geöffnet und 
geschlossen werden konnten, an Schnüren herab, die unten mit Blei beschwert 
waren. Um aber Aenderungen der Länge zu verhindern, wurden bald anstatt 
der Schnüre Ketten benutzt, deren Glieder aus je einem Stück gestanzten 
Messingbleches verfertigt waren (sogen. Schaufensterketten). Um ferner die 
Tropfen zu verkleinern und so schnellere Wirkungen zu erzielen, liefen diese 
Ketten in dünne Drähte aus. 
Diese Apparate, die bei den Fahrten I, II, IV, VI zur Verwendung kamen, 
gebrauchten bei jeder Fahrt etwa 70 1 Wasser, das in einem Sack aus Ballon- 
stoff mitgenommen wurde, der am Ringe des Ballons befestigt war. Zur genü- 
genden Beendigung der Ladung war etwa 2 Minuten nötig, wenn 100 cbcm 
Wasser pro Minute ausliefen. 
Um jedoch einesteils den Wasserverbrauch zu verringern , zweitens eine 
grössere Ladungsgeschwindigkeit zu erzielen , wurden bei der Fahrt XII Was- 
serdruckkollektoren verwandt. Das Wasser (oder Alkohol) lief durch 2 mm 
weite, ca. 10 rn lange Bleiröhren aus einer Oeffnung von 0,1 mm ab, stand also 
an der Ausflussöffnung unter dem Druck der ganzen Flüssigkeitssäule über ihr. 
Es flössen in der Minute nur 16 cbcm aus und zwar in so feinen Tropfen, dass 
die Ladung in 10 Sekunden praktisch beendet war. Um die feine Oeffnung vor 
Verunreinigungen zu schützen, wurde eine Art Filter angebracht. Die Figuren 
1 und 2 auf Tafel I sollen das Gesagte veranschaulichen. 
Solcher Kollektoren, wie sie hier kurz beschrieben sind, wurden mindestens 
zwei verwandt, die in den verschiedenen Höhen unter dem Ballonkorbe tropften. 
Ihre gegenseitige Potentialdifferenz wurde gemessen und lieferte auf 1 m redu- 
dV 
ziert das „Potentialgefälle, " 
Um aber zu untersuchen , wie das elektrische Feld durch die Anwesenheit 
des Ballons auf die angewandte Entfernung geändert wurde, und die Eigeuladung 
des Ballons zu erkennen, sind bei einigen Fahrteu 3 Kollektoren benutzt, die in 
3 verschiedenen Abständen vom Korbe tropften. 
Alle Kollektoren hingen vermittels aus Hartgummistäben gefertigter Isola- 
toren (die sich vorzüglich bewährt haben) an einem Gerüst, das zusammenklapp- 
1) H. Ebevt: Beiträge zur Geophysik, 1903. 
