LUFTELEKTRISCHE MESSUNGEN BEI ZWÖLF BALLONFAHRTEN. 
7 
bar war und mit einem Griff an einem Tischchen befestigt werden konnte. 
Dieses hing wiederum durch übergreifende Haken aussen am Korbrande. Auf 
diesem Tischchen befand sich das Elektrometer (es wurde stets das Exnersche 
Elektroskop mit Skala verwandt) sowie bei Fahrt IV und VI ein von Herrn 
W. Volkmann, Assistenten am physikalischen Kabinet der kgl. Landwirt- 
schaft! Hochschule zu Berlin, konstruierter, höchst einfacher Umschalter, um 
mit demselben Elektrometer die gegenseitige Potentialdifferenz von drei Kollek- 
toren messen zu können, ohne sie durch Berühren mit der Hand abzuleiten. 
Dazu wurde so verfahren : Der mittlere , 10 m lange Kollektor wurde mit dem 
Geh äuse des isoliert aufgestellten Elektrometers verbunden , der 8 m und der 
12 m lange Kollektor jedoch mit zwei kleinen Messingröhren, die mittelst Hart- 
gummistangen auf dem Tischchen befestigt waren. Ueber diese Röhrchen wurde 
abwechselnd ein anderes weiteres, an einer isolierenden Handhabe befestigtes 
geschoben , das mit den Aluminiumblättchen des Elektrometers verbunden war. 
Je nachdem man diese letztern nun mit dem 12 m oder mit dem 8 m langen Kol- 
lektor verband, zeigte die Divergenz derselben die Potentialdifferenz zwischen 
dem tiefer oder dem höher hängendem Kollektorenpaare an, wobei der mittlere, 
10 m lange Kollektor beidemale benutzt wurde (s. Fig. 1). 
Der horizontale Abstand zweier Kollektoren betrug wenigstens 70 cm, ge- 
wöhnlich 140—150 cm. Da durch die Kollektortätigkeit bewirkt wird, dass die 
untern Enden der herabhängenden Ketten oder Bleiröhren frei von elektrischer 
Flächenbelegung sind, so ist auch — wie mir Laboratoriumsversuche gezeigt 
haben — das Potential des in der Nähe des kürzern Kollektors befindlichen 
Stückes des längern nicht von Belang, solange die Höhendifferenz beider kleiner 
ist als die Länge des kürzern Kollektors. Dabei ist vorausgesetzt, dass die zu 
messende Potentialdifferenz nicht grösser als ca. 200 Volt ist. 
Störend ist hingegen das herabhängende Schlepptau, jedoch nicht in erheb- 
lichem Masse, wenn es vollständig ausgelegt ist, da sich ja dann die grösste 
Flächenbelegung am untersten Ende des Taues, also 100 m unter dem Ballon 
befindet. Am stärksten stören Taue, die bis in die Nähe der "Kollektoren her- 
unterhängen, also besonders lange Hochlasstaue, ein nur teilweise ausgelegtes 
Schlepptau u. dergl. Solche Störungen sind jedoch stets vermieden worden. 
Nur bei der ersten Fahrt war das Schlepptau ausgelegt worden, hing jedoch 
möglichst weit von den Kollektoren entfernt. Bei allen andern Fahrten blieb 
es während der Messungen im Korbe. 
Die Prüfung des Vorzeichens der vom Elektrometer angezeigten Po- 
tentialdifferenz erfolgte — wie gewöhnlich — mit einem geriebenen Hartgummi- 
stäbchen. Dabei stellte sich jedoch eine Schwierigkeit heraus: Da sich die bei 
Näherung des Stäbchens eintretende elektrische Verteilung auf die Kollektoren 
mit erstreckt, ist die Wirkung auf die Elektrometerblättchen geringer als sonst. 
Sucht man das dadurch auszugleichen, dass man näher als gewöhnlich herangeht, 
so entsteht leicht der falsche Effect, weil man sich dann der Umhüllung des 
isoliert aufgestellten Elektrometers allzusehr nähert. Sie stellt dem geriebenen 
