12 
F. LINKE, 
Zeit 
Höhe in 
Längeres 
Kürzeres 
Bemerkungen 
Meter 
Kollektorenpaar 
1 P 36 
Volt 
34 — r 
met. 
34 
Hoch über der Wolken- 
38 
schicht. Der Ballon 
schwingt infolge von 
40 
zwischen 
35 
Luftwogen langsam auf 
41 
1550 
und 
31 
und nieder. 
43 
28 
45 
1630 
22 
46 
29 
29 
47 
I 
32 
48 
j 
28 
In drei verschiedenen Höhenlagen wurde bei dieser Fahrt die Prüfung der 
Eigenladung des Luftballons ausgeführt. "Während der ersten Messungsreihe 
stieg der Ballon und wenn man auch aus dem Unterschiede der zeitlich nahe 
zusammenliegenden "Werte um 10 a 58 und ll a 0 zuerst auf eine negative Eigen- 
ladung schliessen wollte , so kann das doch nicht mit Bestimmtheit aufrecht er- 
halten werden, wenn man die nachfolgenden Werte betrachtet. Aus der Reihe 
scheint vielmehr hervorzugehen, dass eine nennenswerte Störung des Feldes durch 
die Gegenwart des Feldes in dieser Entfernung von ihm nicht vorhanden ist. 
Das gleiche Resultat ergeben die 2. und 3. Messungsreihe. Da die Beob- 
achtungen in schneller Aufeinanderfolge und ruhiger Luft von konstantem Po- 
tentialgefälle, besonders aber in derselben Höhenlage ausgeführt sind, so werden 
sie besonders als Kriterium für die Genauigkeit der Kollektorenmessung im 
Ballon anzusehen sein , besonders die zweite (l p 4 bis 17) während welcher der 
Ballons genau horizontal flog. Bei der letzten scheinen die "Wellenbewegungen 
etwas gestört zu haben. Als Differenz der Mittel aus den Angaben des längern 
und des kürzern Kollektorenpaares ergibt sich in der 2. Höhenlage + 1 Volt, in 
der 3. hingegen — 3 Volt. 
Fahrt des Ballons „ Berson" vom 30. Mai 1901. 
Diese Fahrt führte in grössere Höhen. Da hier aber das Potentialgefälle 
geringer war , konnte vielfach mit zwei verschieden langen Kollektorenpaaren 
nicht gearbeitet werden , weil die Anbringung der langen , schweren Ketten zu 
umständlich geworden wäre. Um doch einen Anhalt über die Störung durch 
den Ballon zu bekommen , verglich ich das Potential des Ballonkorbes mit dem 
des in einiger Entfernung unter ihm tropfenden Kollektors durch Berühren des 
Elektrometers mit der Hand. Zur Reduktion der gemessenen Potentialdifferenz 
auf 1 m durfte dann allerdings nicht die ganze Länge des betr. Kollektors in 
Anschlag gebracht, sondern sie musste zuvor um die Höhe des Korbes vermindert 
werden. 
