LUFTELEKTRISCHE MESSUNGEN BEI ZWÖLF BALLONFAHRTEN. 
23 
1) Die Störung wird durch einen Faktor ausgedrückt, welcher unab- 
hängig von der Feldstärke ist. 
2) Mit grösserer Entfernung der Kollektoren vom Ballon nähert sich 
dieser Faktor der Eins. 
3) Es gibt am Ballon eine Zone, an der man nur einen Ausgleich der 
Flächendichte eintreten zu lassen braucht, um für eine bestimmte Entfernung 
der Kollektoren den Störungsfaktor gleich Eins zu machen. 
4) Diese Zone liegt bei einem Rotationsellipsoid von 24 m Höhe und 16 m 
Dicke mit dem Ballon ungefähr 7 m über dem tiefsten Punkte. Bei einem 
Ballon von gleicher Gesammthöhe wird sie sich etwa an derselben Stelle 
befinden. 
Wie schon gesagt, konnten die Resultate bei den vorliegenden Messungen 
nicht mehr in ihrer ganzen Ausdehnung verwandt werden. Bei den beiden 
letzten Fahrten wurde zwar ein Wasserzerstäuber verwandt, welcher Wasser 
unter einem hohen Drucke, der durch eine Luftpumpe hergestellt wurde, aus 
vielen feinen Oeffnungen ausspritzte. Das Verfahren erwies sich jedoch als zu 
unbequem. Deshalb wurden bei spätem Fahrten des aeronautischen Observato- 
riums des Kgl. Preussischen Meteorologischen Institutes , bei denen Herr 
H. Gr er dien vom Geophysikalischen Institute in Göttingen Messungen des 
Ionengehaltes und der Ionenbeweglichkeit anstellte, über die hier aber nicht be- 
richtet ist, die Entladung des Korbes auf meinen Vorschlag hin, durch einen 
Druckkollektor bewirkt, wie er auf Seite 6 beschrieben ist. Derselbe hing mittels 
einer Rolle — zum Aufziehen resp. Herablassen des Kollektors bei der Füllung 
— am Füllansatzringe und endete in der Nähe des Korbbodens. Gefüllt Wurde 
er mit Spiritus, wovon pro Stunde kaum 1 1 verbraucht wird. Wie sich berech- 
nen lässt 1 ), wird ein durch Sandwerfen entstandene Eigenladung des Ballons in 
2 Minuten bis auf 1% ausgeglichen. 
Der Erfolg dieser Einrichtung ist, dass man stets elektrische Verhältnisse 
des Ballons hat, die man in Betracht ziehen kann und nicht mehr mit seiner 
Eigenladung wie mit einer unbekannten Grösse zu rechnen braucht. 
B. Die Messungen der Elektrizitätszerstreuung. 
Zur Bestimmung der Elektrizitätszerstreuung wurde der Elster- und G ei- 
tel sehe Apparat benutzt. Da die Beobachtungen in die Jahre 1900 bis 1902 
fallen, so war es der einzige damals vorhandene Apparat. Nachdem er sich 
gut eingeführt hatte und überall zu Beobachtungen am Erdboden benutzt war, 
lag es nahe, gerade mit ihm die Zerstreuung in höhern Schichten zu messen. 
Seitdem ist von Herrn H. Ebert ein Instrument für exaete Bestimmungen 
des Ionengehaltes der Luft eingeführt worden. Aber ebenso, wie die zahlreichen 
1) F. Linke, Phys. ZS. 4, S. 661—664. 1903. 
