LUFTELEKTRISCHE MESSUNGEN BEI ZWÖLF BALLONFAHRTEN. 
71 
fernling vom Korbe hingen, war von Herrn Professor Wiechert folgende An- 
ordnung getroffen worden. Jedes Glasröhrchen wurde zuerst in eine Bleiröhre 
von 2 mm Wandstärke gesteckt , sodass nur der unterste Teil des Röhrchens 
frei blieb, in dem das Radiumpräparat lag. Dieser freibleibende Teil wurde nun 
von Bleiplatten so umgeben , dass man ihn von aussen nicht erblicken , die Luft 
hingegen ziemlich ungehindert zirkulieren konnte (s. Figur 14 auf Tafel I). 
Hierdurch war erreicht, dass die ionisierenden Strahlen, welche vom Radium 
ausgehen, nicht aus der Bleihülle herauskommen konnten, sondern auf den kleinen 
abgeschlossenen Raum beschränkt waren. Versuche hatten das bestätigt. 
Durch diese Anordnung war die Gefahr, dass die Ionisation der Luft in 
der Nähe des Korbes durch die Anwesenheit des Radiums merklich vergrössert 
wurde, ausgeschlossen. Gleichzeitig wird aber auch die Kollektorwirkung des 
Radiums verringert. Wie Versuche 1 ) ergaben, war die Ladung nach fünf Mi- 
nuten praktisch beendet, wenn die umgebende Luft in mässiger Bewegung war. 
Diese Bedingung ist im Ballon erfüllt. Sie bewirkt aber, dass das elektrische 
Feld an den Kollektoren durch räumliche Dichte der entstandenen Ionen ver- 
ändert wird. Die a. a. 0. mitgeteilten Versuche haben ferner ergeben, dass der 
Punkt, dessen Potential der Kollektor schliesslich annimmt, nicht der ist, an 
dem sich das Radium befindet, sondern — da am Auf hängedraht ebenfalls Elek- 
trizitätsausgleich stattfindet — ein höherliegender. Gelten nun für beide Kollek- 
toren die gleichen Bedingungen, so würde sich der Fehler herausheben. Da aber 
durch die Anwesenheit des höherhängenden Kollektors die Ionisation der Luft 
am Auf hängedraht des tiefern Kollektors grösser ist, als an dem des höhern, 
so ist der Abstand der neutralen Zonen der Kollektoren kleiner als der Abstand 
der Radiumpräparate. Es ist deshalb das angegebene Potentialgefälle kleiner 
als das wirklich vorhandene. Die Unsicherheit kann über 100 % betragen. 
Aus diesem Grunde sind die Radiumkollektoren in Zukunft nicht mehr be- 
nutzt worden. 
Die Messung begann gerade als der Ballon den scharfen Rand der Dunst- 
schicht passierte. Sie ergab, dass in der Dunstschicht starkes negatives Gefälle 
herrschte. Dieses negative Gefälle dauerte jedoch nur kurze Zeit. Bald wurde 
es positiv und sehr schwach, nahm ab bis zu der Zeit, wo über der dichten 
Dunstschicht eine schwächere sichtbar wurde. Dann wurde das Gefälle wieder 
langsam grösser. 
Somit ständen der Gang und das Allgemeinverhalten im besten Einklänge 
mit den früher gefundenen Resultaten, wenn nicht der absolute Betrag vollkom- 
men aus der Reihe herausfiele. Die Feldstärke müsste den Angaben nach bis auf 
5 Volt/Meter herabgesunken sein. Solche geringen Beträge sind aber bisher in 
den relativ geringen Höhen noch nicht gemessen worden. Auf Grund obiger 
IJeberlegungen sind die Beobachtungen bei dieser Fahrt mit Vorsicht aufzunehmen 
und nicht etwa als Grundlage weittragender Folgerungen zu benutzen. 
1) F. Linke, Phys. ZS. 4, 661-664. 1903. 
