VEBMESSUNG DER UMGEBUNG DES ORIONNEBELS. 
5 
I. Abhängigkeit der Ocular Stellung von der Temperatur. 
Die Ableitung der Abhängigkeit der Ocularstellung von der Temperatur 
geschah in der gleichen Weise, wie sie bisher nach Verabredung zwischen Pro- 
fessor Schur und Ambronn am hiesigen Heliometer ausgeführt wurde. Es wird 
durch symmetrisch ausgeführtes Hinein- und Herausschrauben des Ocularstutzens 
auf geeignet enge Doppelsterne focusiert bei sehr verschiedenen Temperaturen, 
und die betreffende Ocularstellung an der Auszugskala abgelesen. Diese Able- 
sungen geben nur dann die Verschiebungen der Focalebene gegen den Index der 
Auszugskala, wenn das System Auge-Ocular für alle Temperaturen als unver- 
änderlich betrachtet werden kann. Es wäre für mich wahrscheinlich ratsamer 
gewesen, eine feste Marke im Gesichtsfelde anzubringen und auf diese zuerst 
das Ocular zu focusieren. Denn die bekannten Bedenken gegen das obige Ver- 
fahren fallen bei mir besonders ins Gewicht infolge einer grossen Accommodations- 
fähigkeit des Auges, durch welche die deutliche Sehweite des letzteren wahr- 
scheinlich in besonderem Masse unkontrolierbaren persönlichen Einflüssen unter- 
worfen ist. Da mir dies jedoch erst auffiel, nachdem ein Teil der Beobachtungen 
fertiggestellt war, bin ich bei dem begonnenen Verfahren geblieben, um einen 
Wechsel innerhalb der Beobachtungsreihe selbst zu vermeiden. 
Die Temperatur des Heliometers wurde bestimmt durch 3 Thermometer, 
von denen sich das eine (0) in unmittelbarer Berührung mit den Metallteilen 
des Objektivkopfes, das zweite (o) am Ocularende, gegen die strahlende Wärme 
des Beobachters durch eine Metallhülse geschützt, und das dritte J am oberen 
Ende der Instrumentensäule befindet. Die an ihnen abgelesenen Temperaturen 
wurden in der Weise zum Mittel vereinigt, dass 0 das Gewicht 4, o und J je 
das Gewicht 1 erhielten. Auf diese Weise ist die vor allen Dingen wesentliche 
Temperatur des Objektives hinreichend berücksichtigt. Im übrigen ist im vor- 
liegenden Falle die Art der Mittelbildung von nicht sehr grossem Einfluss auf 
das Mittel , da es sich um Nachtbeobachtungen handelt , bei denen die Unter- 
schiede in den Angaben der Thermometer nicht die grossen Werte erreichen, 
wie sie z. B. bei Sonnenbeobachtungen die Regel bilden. 
In folgender Zusammenstellung gebe ich die ausgeführten Focusbestimmungen 
wieder. In der Rubrik: Focus steht das Mittel aus je 10 Einstellungen, unter 
Temperatur das Mittel der, wie oben angegeben, gefundenen Temperaturen zu 
Anfang und zu Ende einer jeden Beobachtungsreihe. 
