2 H. Wild, Neue Foem magnetischer Vaeiationsinsteumente und 
mit ihren Magneten und umgekehrt, welche ja besonders beim Bifilar für dessen Justirung 
wiederholt nothwendig ist, liess in Betreff der Bequemlichkeit und Genauigkeit zu wünschen 
übrig. Die Drehung des Spiegels um 90° beim letztern Instrument nach der Orientirung 
senkrecht zum Meridian erheischte ein längeres Probiren. Es erschien ferner wünschens- 
werth, die Magnetgehäuse wenigstens angenähert auszutrocknen, indessen war kein Platz 
zum Einlegen einer Schale mit Schwefelsäure oder Chlorcalcium vorhanden. Selbst für Lo- 
calitäten mit wenig schwankenden Temperaturen musste der Einfluss der Temperatur auf 
den Stand der Magnete (nämlich 1,5 Scalentheile beim Bifilar und 6,1 Scalentheile bei der 
Lloyd'schen Wage pro 1° Temperatur -Aenderung, wenn 1 Sealentheil je einen Werth von 
0,0005 mm. mg. s. hat) zu gross erscheinen, um denselben nach den im Magnetgehäuse 
beobachteten Temperaturen mit genügender Sicherheit berechnen zu können, so dass der 
Versuch einer wenigstens theilweisen Temperaturcompensation, besonders bei der Lloyd'- 
schen Wage, geboten erschien. Bei Anwendung langer Suspensionsröhren ist die Anbringung 
der Torsionskreise am obern Ende derselben sehr unbequem und es war daher eine Ver- 
legung dieser Kreise nach unten des Versuches werth. 
Entsprechend diesen Bemerkungen habe ich die Einrichtung der neuen Variations- 
instrumento motificirt, welche ich bei Dr. Edelmann für das Observatorium in Pawlowsk 
neuerdings construiren liess, um sie daselbst an Stelle der frühern, ihrerseits umzuarbei- 
tenden, zu setzen. Diese im Sommer 1886 erhaltenen Apparate wurden von mir gemeinsam 
mit Herrn Leyst im Anfang September 1886 in der für Probe-Untersuchungen bestimmten 
Hütte am Teich aufgestellt, vollständig justirt und dann ein ganzes Jahr hindurch regel- 
mässig alle Tage einmal abgelesen. Da sie sich sowohl bei der Aufstellung und Justirung 
als auch bei diesen fortgesetzten Beobachtungen, gemäss dem Vergleich derselben mit den 
Magnetometer -Beobachtungen im unterirdischen Pavillon, im Allgemeinen bewährt hatten, 
so wurden sie dann im September 1887 an Stelle der ob'ervvähnten ältern Edelmann'schen 
Instrumente in den unterirdischen Pavillon übergeführt, um dort zu den regelmässigen Va- 
riationsbeobachtungen verwandt zu werden. Ich gebe daher jetzt eine Beschreibung dieser 
neuen Instrumente, sowie ihrer Justirung und weiteren Benutzung und füge gleich die Dar- 
stellung eines photographischen Registrir- Apparats hinzu, welchen ebenfalls Dr. Edelmann 
nach meinen Angaben in 3 Exemplaren für das Observatorium in Pawlowsk angefertigt hat, 
um dieselben zur Registrirung und zugleich zur directen Beobachtung mit Fernrohr und 
Scale des Potentials der Luftelectricität und der Potential- Differenz an unsern Erdplatten 
zu verwenden. Diese Apparate, die selbstverständlich ebenso gut zur Registrirung und 
directen Beobachtung der Variationen der erdmagnetisclien Elemente dienen könnten, sind 
wenig später als die obigen Variationsinstrumente aufgestellt und in Function gesetzt wor- 
den, so dass man sich über ihre Leistungsfähigkeit ebenfalls bereits ein Urtheil hat bilden 
können. 
