ZUGEHÖRENDER PHOTOGRAPHISCHER ReGISTEIR -APPARATE MIT Sc ALENABLESUNG. 3 
I. Magnetische Variatioiisiustrumente. 
Ausser den, im Vorigen ttieilweise schon hervorgehobenen Bedingungen einer beque- 
men und dadurch genaueren Justirung, der wenigstens theilweisen Trocknung der Magnet- 
gehäuse und der Temperatur -Compensation der Magnete wurde bei der Construction der 
neuen Instrumente auch die Möglichkeit einer sichern Bestimmung der Empfindlichkeitscon- 
stanten derselben im Auge behalten, welche für alle drei Apparate in Form und Grösse 
genau gleiche Magnete verlangt. 
Ueber die gewählten Temperatur-Compensationen bemerke ich zunächst im Allge- 
meinen Folgendes. 
Da sich nach meinen frühern bezüglichen Versuchen die Temperaturcompensation der 
Magnete nach Lamont's System durch Verbindung zweier Magnete mit verschiedenen 
Temperatur- Coefficienten nicht bewährt hatte, indem sie nicht bloss, wie schon Liznar^) 
gezeigt hat, auch theoretisch keine vollkommene Temperatur-Compensation erzielt, sondern 
auch die Magnete inconstant macht, so musste man auf die anderen Methoden der Compen- 
sation durch verschiedene Ausdehnung von Metallen zurückgreifen. Bei der Lloyd'schen 
Wage wählte ich die, Beispielsweise von Adie beim Kew'schen Magnetograph angebrachte 
Compensation, nach welcher mit Benutzung des Ausdehnungsuntersehieds von Messing und 
Stahl der Schwerpunkt des Wagebalkens bei hölierer Temperatur nach dem Nordpolende 
des Magnets verschoben wird und so den Einfluss der Abnahme seines magnetischen Mo- 
ments mit Erhöhung der Temperatur compensirt. Da ich röhrenförmige Magnete bei diesen 
Instrumenten zur Anwendung brachte, so liess sich diese Temperatur Compensation unter 
Benutzung von Zink statt Messing bequem in der Höhlung des Magnets unterbringen. 
Für das Bifilarmagnetometer schien es mir zuerst am zweckmässigsten die von 
Ch. Brooke angegebene Compensationsmethode^) zu benutzen, wobei der Magnet in der 
Mitte eines Glasstabes befestigt wird, über den von den Enden aus zwei dort angeklemmte 
Zinkröhren frei bis gegen die Mitte geschoben sind. An den innern Enden dieser sind dann 
erst die beiden Suspensionsfaden befestigt, so dass die Verminderung der Fadendistanz bei 
Erhöhung der Temperatur im Folge der ungleichen Ausdehnung von Glas und Zink das 
Drehungs-Moment der Schwere beim Biölar verkleinert und so der Abnahme des Drehungs- 
momentes des Erdmagnetismus durch Verminderung des magnetischen Moments des Mag- 
nets das Gleichgewicht hält. 
Heissen wir bei der Lloyd'schen Wage g die Masse, welche am Hebelarm (bei 0"^) 
vom Ausdehnungscoefficient ^ nach dem Nordpol hin zur Temperatur-Compensation ange- 
bracht ist, g die Beschleunigung der Schwere, F die Vertikalcomponente des Erdmagne- 
1) Liznar, Zur Theorie des Lamout'schen Varia- 1 beriebt d. Wiener Akademie Bd. LXXXVII. S. 873. 1883. 
riatious- Apparates für Horizontal -luteusität. Sitzungs- | 2) Philos. Trausact. for 1852. Part I. p. 19. 
1* 
