4 
H. Wild, Neue Foem magnetischee VaeiationsinstEumente und 
tismus, ü/q das magnetische Moment des Magnets bei 0°. ^ seinen Temperaturcoefficienten 
und e den Ausdehnungscoefficienten des Magnetstahls, so ist die Temperatur -Compensation 
eine vollständige, wenn die Gleichung besteht : 
wobei allerdings die Voraussetzung gemacht ist, dass der Schwerpunkt der Wage, abgesehn 
vom Compensationstlieil, nur an einem Hebelarm von Stahl wirke, also keine andern, un- 
symmetrisch zur Axe gelegenen Substanzen vorkommen. 
Nun ist in Pawlowsk zur Zeit : 
F=: 4,699, ^ = 9819 
und bei der neuen Lloyd'schen Wage war : 
M,= 12080000, iJ. = 0,000450, =r 50™'" 
e = 0,000012 z = 0,000029 (Zink); 
woraus also folgt : 
q = 3140 mg. 
Damit beim Bifilarmagnetometer Temperatur- Compensation stattfinde, muss der Tem- 
peraturcoefficient desselben Null werden, also sein : 
S H- 8' — X H- [j. = О, 
wenn 8 und Ь' die linearen Ausdehnungscoefficienten der Verbindungsstücke der Faden oben 
und unten, X denjenigen der Substanz der letztern und \i. den Temperaturcoefficienten des 
Magnets darstellen. 
Bleibt, wie für unser Instrument angenommen wurde, die obere Suspension von der 
üblichen Construction und wird bloss unten in der angedeuteten Weise die Compensation 
bewerkstelligt, so muss für vollständige Compensation sein : 
8 = 1 — S'— 
d. h. es muss also nothwendig S unten einen negativen Werth erhalten, so dass bei steigender 
Temperatur die Faden sich nähern. Heissen wir nun die Entfernung der Stellen von ein- 
ander, wo die beiden Zinkröhren am Glasstab festgeklemmt sind und die Entfernung ihrer 
Innern Enden, wo die Faden an ihnen befestigt sind, resp. also die untere Fadendistanz, 
beide bei 0° genommen, z wieder den linearen Ausdehnungscoefficienten des Zinks und v den 
des Glases, so ist der Werth von S wie leicht ersichtlich : 
