ZÜGEHÖEBNDEE PHOTOGEAPHISCHEE ReGISTRIE -ApPAEATE MIT SCALENABLESÜNG. 
5 
und die obige Bedingung der Temperatur -Compensation wird somit: 
Bei unserm Instrument besteht die Verbindung der Faden oben aus Messing und wenn 
wir für den Ausdehnungscoefficienten der Seide X den von Tannenholz in der Richtung der 
Fasern annehmen, so ist also : 
S' = 0,000018, X = 0,000003, V = 0,000008, 
und man hat somit unter Benutzung der obigen Wertlie von ^ uud \}. 
-^^^ = 23,5. 
Um die Magnetsuspension leichter zu machen, hat bei unserem Bifilar Dr. Edelmann 
die Röhrchen aus Aluminium statt Zink gemacht, für welches man hat: 
â = 0,000023. 
Hiemit ergiebt sich : 
^ = 32,7. 
Statt dessen ist bei unserem Apparat: = 148""" und = 13""" (die obere Faden- 
distanz beträgt d'^ = 12"™5) also in Wirklichkeit: 
folglich die Temperatur -Compensation durcliaus keine vollständige. Der übrig bleibende 
Temperatur- Coefficient wird sein: 
^ H_ jj, H_ a'_ X — ^ — v) = 0,000317, 
"0 
während er ohne die fragliclie Vorrichtung bei gewöhnlicher Verbindung der Faden unten 
durch Messing wäre : 
[x H- S'-H Ь — 1 ^ 0,000483 
1) Diese Formel ist identisch mit der vor Kurzem 
von Herrn Liznar (Zeitsclirift für Instrumentenkunde 
1888, S. 13) gegebenen, ich kann aber der Ansiebt des- 
selben, dass es besser sei, die Compensation bei der oberu 
Fadenverbindung anzubringen, deshalb nicht beipflich- 
ten, weil es doch darauf ankommt, die Temperaturände- 
rung des Magnets zu compensiren und somit die Com- 
pensationsvorrichtung in seiner unmittelbaren Nähe voll- 
kommener wirken wird, als oben, wo die Temperatur, 
besonders in geheizten Localen, oft bedeutend höher sein 
kann. Bequemer Aväre allerdings das Verfahren des Herrn 
Liznar. 
