6 
H. Wild, Neue Foem magnetisches Vaeiationsinsteumente und 
d. Ii. die Compensation erreicht, wie auch das obige Verhältniss der Werthe von ^ an- 
»0 
deutet, nur Yg der vollständigen, während sie für Zinkröhren betragen hätte. In diesem 
Falle hätte man dann auch durch Verkleinerung der untern Fadendistanz auf б""* (bei 
gleichzeitiger Vergrösserung der obern zu 25™", die noch möglich wäre, behufs unverän- 
derter Erhaltung des Drehungsmoments der Schwere) eine vollständige Compensation er- 
zielen können, welche bei Aluminium nicht möglich ist, da die obere Distanz zu gross 
werden müsste. Anderseits ist aber eine beträchtliche Verschiedenheit der Fadendistanz 
oben und unten nicht räthlich, und deshalb könnte man daran denken, die Compensation 
durch Hartgummi statt Zink zu erzielen. Nehmen wir für dieses den von Kohlrausch 
angegebenen Ausdehn ungscoefficienten 0,0000770, so ergiebt sich : 
woraus für = 13"" der leicht realisirbare Werth = 113"" folgen würde. 
Inzwischen bin ich zu einer ganz andern Combination gelangt, nämlich am Magnet- 
halter nach oben zu zwei bimetallische vertikale Lamellen aus Platin und Silber 
mit der Patin -Seite nach innen gekehrt, zu befestigen, an deren oberen Enden die Faden- 
klammern sitzen. Bei Erhöhung der Temperatur werden die Faden dadurch unten genähert, 
und die Erfahrung zeigt, dass eine Länge von 16"" dieser Lamellen genügen wird, um in 
unserem Fall, d. h. bei = 13"" und den angegebenen Werthen von jjl, X und S', eine voll- 
ständige Temperatur-Compensation zu erzielen. Diese Compensationsmethode zeichnet sich 
also durch eine grosse Einfachheit aus. 
1. Beschreibung der Variationsaparate. 
Gegenüber der frühern Construction war durch die neuen Anforderungen ganz beson- 
ders das Bifilarmagnetometer zu verändern, während die Llo3^d'sche Wage der Hauptsache 
nach fast dieselbe bleiben konnte und das TJnifilar- Magnetometer mehr bloss dem erstem 
Instrument zu liebe abzuändern war. Ich werde daher mit der Beschreibung des erstem 
beginnen. 
a) Bifilar-Magnetometer. Dem Bifilar-Magnetometer dient wie den beiden andern 
Instrumenten eine runde Platte PP (Fig. 1) aus weissem Marmor als Fuss, welche Platte in 
dem Messingringe BB mit den drei Stellschrauben Q ruht. Im Centrum dieser Platte ist 
vermittelst des Bolzens A der Hohlkörper BB drehbar befestigt und kann nach erfolgter 
Orientirung von unten durch eine Mutter geklemmt werden. Dieser Hohlkörper hat auf der 
einen Seite ein, durch eine planparallele Glasplatte verschlossenes Fenster und gegenüber 
eine entsprechende, mit Messingdeckel verschliessbare Oefifnung, durch welche man zu den 
