8 
H. Wild, Neue Б'оем magneïischee A^'aeiationsinsteumente und 
getheilten Kreise Т abzulesen ist. Die Klemmung und mikrometrisclie Verstellung erfolgt 
bei M durch Anziehen der Schraubenmutter und Drehung eines Excenters. Auf den aussen 
abgedrehten Theil z dieser Rohrfassung E lässt sich die, weiterhin noch näher zu beschrei- 
bende Ablenkungsschiene XJ mit ihrem centralen Theil, der zu allen drei Apparaten passt, 
aufsetzen, wobei ihre Stellung vermittelst des Index J ebenfalls am Theilkreis T abzulesen ist. 
In die Axe des massiven Ringes CI) kommt der suspendirte Magnet zu liegen und 
zum Schutz desselben vor Luftströmungen sind von beiden Seiten in denselben die aussen 
durch Glasplatten WW und NN verschlossenen, aus Holz oder Metall (wie beim Apparat 
in Pawlowsk) bestehenden Cylinder G G und FF eingeschoben und mit Kopfschrauben 
befestigt. Im Centrum der Glasplatten sind sodann zwei, beiderseits offene, Glasröhren be- 
festigt, die zur Aufnahme der, die Magnet-Enden unmittelbar umschliessenden kupfernen 
Dämpfer X und Y bestimmt sind. Diese letztern tragen entweder selbst an ihren äussern 
Enden Verschlussglasplatten und können dann vermittelst vorstehender Schrauben mehr 
oder minder eingeschoben oder auch ganz entfernt und durch entsprechende Holz -Cylinder 
ersetzt werden, oder die Glasplatten sind, wie beim Apparat in Pawlowsk, dicht eigesetzt 
und die Kupferdämpfer von innen eingeschoben. Zwei in Holzfassungen steckende Gläser E 
im untern Theil dieser Gehäuse dienen zur Aufnahme concentrirter Schwefelsäure oder ge- 
schmolzenen Chlorcalciums zur Austrocknung der Luft im Gehäuse. 
Der ganze untere Theil des Apparats wird bis in die Höhe von D noch ausserdem 
durch einen, innen mit schwarzem Sammet ausgekleideten Messingcylinder fhje umschlossen, 
der sich unten dicht auf die Marmorplatte aufsetzt , oben durch zwei bei В ausgeschnittene 
und aufzuschiebende Deckel -Hälften abgegrenzt ist und nur vor den Spiegeln sm eine ent- 
sprechende Oeffnung hat. Zwei andere Oeffnungen, vis-à-vis den Dämpfern, sind für ge- 
wöhnlich verschlossen und werden nur geöffnet, wenn man sich durch Durchsehen von der 
centralen Lage des Magnets innerhalb der Dämpfer versichern will. 
Insoweit sind das Unifilar- und Bifilar- Magnetometer ganz gleich construirt und beide 
nur in den folgenden Theilen verschieden. 
Beim Bifilar ist zur Ermittlung der Temperatur des Magnets im Ring CD eine cylin- 
drische, innen geschlossene Hülse ß schräg eingeschraubt, die zur Aufnahme des Thermo- 
meters dient und gestattet, das Gefäss des letztern ganz nahe an die Mitte des Magnets 
heranzubringen. Durch einen Ausschnitt am obern Rand des Cylinders f e ragt die Scale 
des Thermometers zur Ablesung heraus. 
Der Magnet des Bifilars stellt ebenso wie der des Unifilars eine Stahlröhre von 40 gr. 
Gewicht, von 110 mm. Länge, 11 mm. äusserem und 9 mm. innerem Durchmesser dar und be- 
sitzt je 40 mm. von den Enden entfernt eine wenig tiefe, eingedrehte Rinne. In die eine oder 
andere dieser Rinnen fällt die scharfe Kante des einen ringförmigen Lagers für den Magnet 
ein, und gibt ihm so eine bestimmte Lage. Die Suspension des Magnets besteht nämlich zu- 
nächst aus zwei, oben und unten durch Querstäbchen verbundenen Ringen — abweichend von 
der in diesem Punkte ungenauen Figur — , deren innerer Durchmesser wenig grösser als 
