10 
H. Wild, Neue Form magnetischer Variationsinsteumente und 
In Folge der gemachten Erfahrungen habe ich im Sommer (Ende Juli) 1888 die oben 
erwähnte neue Compensationsvorrichtung an der Magnetsuspension des Bifilars anbringen 
lassen. Zu dem Ende wurde der Stift t mit Glasstab und Aluminium -Röhrchen ganz .ent- 
fernt und an seiner Stelle in 1 3°"" Distanz unmittelbar auf der Hülse g des Magnets zwei 
Platin -Silber -Lamellen befestigt, an deren oberen Enden dann die Fadenklemmen w und v 
wieder angeschraubt wurden. Zuerst waren diese Lamellen 29 mm. lang genommen, wobei 
dann die Versuche eine Uebercompensation von 0,00065 mm. mg. s. pro 1° C. ergaben, 
die darauf durch Verkürzung zu 20,3 mm. auf 0,00021 mm. mg. s. pro 1° C. reducirt 
wurde und in diesem Zustande seit dem 3. October bis jetzt befriedigend functionirt hat^). 
Bei derselben Gelegenheit wurde an Stelle des früher verwendeten Suspensionsfadens 
von Seide, da er sich als zu hygroscopisch erwiesen hatte, ein 0,07 mm. dicker Neusilber- 
draht — es ist uns erst neulich gelungen, solchen von 0,056 mm. Durchmesser, dessen 
Tragfähigkeit noch vollkommen hinreichend ist, zu ziehen — eingezogen, worauf die Varia- 
tionen des Norraalstandes mit der Feuchtigkeit verschwanden, ohne erheblichen anderen 
üebelständen Platz zu machen. 
6) Unifilar- Magnetometer. Das Unifilar-Magnetometer unterscheidet sich von 
dem eben beschriebenen Bifilar, wie bereits angedeutet, nur durch die einfachere Magnet- 
suspension, sowolil oben als unten, wie die nebenste- 
henden Figuren 5 und 6 sie darstellen. Auch ist hier 
der Kreis T nur in ganze Grade getheilt und mit dem 
einfachen Index schätzt man die 0°1, während der 
Kreis beim Bißlar in halbe Grade getheilt ist und der 
Vernier Minuten abzulesen erlaubt. Der Magnet ist 
hier an einem Coconfaden aufgehängt, wobei, nach 
Beseitigung einer anfänglichen Torsion desselben im 
April 1888, seither keinerlei Uebelstände von da her 
^'s- bemerkt wurden. Die Ablenkung des Magnets aus 
dem Meridian durch eine Fadentorsion von 360° er- 
reicht 8'2 bei einer Fadenlänge von 980"™. Das Gewicht des Magnets mit seiner Suspen- 
sion beträgt 80 g. 
c) Lloyd 'sehe Wage. Als Fuss für dieses Instrument dient eine ganz gleiche Mar- 
morplatte PP (Fig. 7) mit Stellschrauben Q am umfassenden Messingring B, wie bei den 
vorigen Apparaten. Diese Platte besitzt aber hier in ihrem Centrum eine weite Bohrung, 
in welche als Haupt-Träger aller Theile eine cylindrische Messing -Röhre Ѣ mit Ansatz 
1) Siehe Einleitung zu den Beobachtungen im Ob- 1 Central -Observatoriums für 1888. Theil I, S. XXX und 
servatorium zu Pawlowsk in den Annalen des physikal. | XXXI. 
