ZUGEHÖKENDEE PHOTOGEAPHISCHEE ReGISTEIR-ApPAEATE MIT SCALENABLESUNG. 
13 
Gefässes des Thermometers T und (in Abweichung von der Fig. 7, wo dieser Theil unter- 
halb des Thermometers angebracht erscheint) vorn eine zweite grössere Büchse mit Glas- 
schale E zur Aufnahme von geschmolzenem Chlorcalcium behufs Trocknung des Hohlraums 
des Apparats. 
Am obern Ende endlich ist die Röhre В durch einen eingeschraubten Deckel mit An- 
satz zur Aufnahme der Ablenkungsschiene JJ und einem verstell- und klemmbaren, in 90° 
getheilten Ring für deren Orientirung abgeschlossen. 
f^) Ablenkungsschiene. Auf die, bei den einzelnen Apparaten bereits erwähnten 
Ansätze lässt sich, behufs Bestimmung der Empfindlichkeitscoefficienten der Apparate, die 
in ihren Haupttheilen durch Fig. 10 dargestellte 
Ablenkungsschiene mit ihrem, ihnen angepassten 
centralen Ring В aufsetzen. Derselbe trägt diame- 
tral gegenüber die beiden mit Führungsnuth ver- 
sehenen und in Centimeter eingetheilten cylindri- 
schen Stäbe (Röhren) UV, auf welchen der Magnethalter vermittelst 
der Hülse 8 verschoben und auf bestimmte Entfernung nach einem 
Index in seitlichem Ausschnitt derselben eingestellt werden kann. Das 
Centrum der Fassung F für den Ablenkungsmagnet ns befindet sich 
in solcher Entfernung von der Schiene, dass derselbe beim Aufsetzen 
der Schiene auf die Apparate in dieselbe Horizontalebene mit deren 
Magneten zu liegen kommt und vermöge dreifacher Durchbohrung 
der Fassung kann man den Ablenkungs- Magnet nach Belieben ent- 
weder parallel oder senkrecht zur Schiene und zwar dann wieder entweder horizontal oder 
vertikal in der durch Wj, Sj angedeuteten Lage einschieben und klemmen. Indexstriche ge- 
statten ihn dabei centrisch einzustellen. Zur Orientirung endlich der ganzen Schiene auf 
den Apparaten dienen bei der Lloyd'schen Wage der Index г, der auf die Theilung am ver- 
stellbaren Ring, und beim Bifilar und Unifilar der verlängerte Index welcher auf die Thei- 
lung des Kreises T eingestellt wird. 
Der Ablenkungsmagnet hat ebenfalls röhrenförmige Gestalt und dieselben Dimensionen 
wie die im Folgenden beschriebenen genau gleichen Magnete aller drei Apparate. 
e) Magnete. Alle drei Magnete der Variationsapparate sind 110 mm. lang, haben 
1 1 mm. äusseren und 9 mm. Innern Durchmesser und sind aus Wolfram-Stahl in der Werk- 
stätte des physikalischen Central- Observatoriums von Herrn Mechaniker Freiberg ange- 
fertigt, gut gehärtet und nach der Methode von Strouhal & Barus magnetisirt worden. Ihr 
Gewicht beträgt 40 g. und ihr magnetisches Moment 10'. 1,12 bis 10'. 1,36 oder also das 
specifische Moment pro 1 g. : 10^. 2,8 — 3,4. Die Suspension nebst Spiegel wiegt beim 
Uniölar 40 g. und beim Bifilar in der ersten Gestalt 80 g., so dass der Faden beim erstem 
im Ganzen 80 g. und beide zusammen beim letztern 120 g. zu tragen haben. 
