ZUGEHÖRENDEK PHOTOGRAPHISCHER ReGISTRIR -APPARATE MIT SCALENABLESUNG. 15 
2. Aufstellung und Justirung der Variationsapparate. 
a) Aufstellung der Variationsapparate. 
Die Aufstellung dieser Variationsinstrumente ist aus Tafel I ersichtlich , welche einen 
Grundriss des betreffenden Saales im unterirdischen magnetischen Pavillon darstellt. MON 
ist der innere Umfang des Saales, wobei MN von Süd nach Nord gerichtet ist. Von der 
Eingangsthür T gelangt man geradeaus zu den drei Ablesefernröhren FF mit ihren Scalen, 
welche auf dreikantigen, aus eisenfreien Backsteinen mit Cement aufgemauerten Pfeilern 
mit ihren Marmorplatten aufgegypst sind. Die Pfeiler stehen in etwas weitern, ausge- 
mauerten Löchern des Zimmer- Bodens, welche 0,7 m. tief sind, so dass bis zu dieser Tiefe 
die Wände des Pfeilers durch einen Zwischenraum von 2 bis 3 cm. vom Mosaikfussboden 
und seiner Unterlage getrennt sind und somit Erschütterungen des letztern sich nur un- 
merklich auf die Pfeiler fortpflanzen. Eine Filzbordüre, die rings an den Stein angelegt ist, 
verscbliesst die Rinne ohne Bewegungen vom Fussboden dem Pfeiler mitzutheilen. 
Den Scalen der Fernröhren gegenüber stehen in rund 3,4 m. Entfernung drei in glei- 
cher Weise fundamentirte und vom Fussboden isolirte vierkantige Granitpfeiler A, В und С 
zur Aufnahme der Variationsapparate , und zwar ist auf Ä das Unifilarmagnetometer, auf Б 
das Bifilarmagnetometer und auf С die Lloyd'sche Wage aufgestellt. Die Pfeile geben die 
Stellung der Magnete in ihnen und ihre Spitzen die Lage der Nordpole derselben an, woraus 
in Verbindung mit der Ziffernbezeichnung der Scale 0 bis 60 cm. unmittelbar folgt, dass 
bei den Apparaten Ausschläge der Magnete nach grossen Zahlen der Scalen einer Zunahme 
der westlichen Declination resp. der beiderlei Intensitätscomponenten entsprechen. 
Bei der Justirung der Fernröhre werden die Oculare so weit ausgezogen, dass man die 
Magnetspiegel sehen kann, worauf man durch Rücken der Normalplatten die b'adenkreuze 
auf die Mitte derselben einstellt und dann erst die Platten an die Säulen angypst. 
Der Beobachter auf dem Sitz 8 hat rechts unmittelbar neben sich die Pendeluhr U, 
welche an einem massiven Eichenholzpfeiler so angehängt ist, dass ihr Zifferblatt wenig 
über Augenhöhe sich befindet. Dieselbe Uhr bewirkt durch stündliche electrische Contacte 
die Registrirung der Zeitmarken beim Magnetograph. 
Rechts und Links vom Eingang, ebenfalls auf vom Fussboden isolirten, aufgemauerten 
Pfeilern E und D befinden sich die, weiter unten noch näher zu beschreibenden, Scalen- 
fernröhren mit Registrirapparaten , welche zur directen Beobachtung und continuirlichen 
photographischen Aufzeichnung der von den Galvanometern G„ _ , und _ ,„ angege- 
benen Nord-Süd- und Ost -West- Componenten des Erdstroms bestimmt sind. Hier beträgt 
die Entfernung von Scale und Magnetspiegel der Galvanometer nur 1,7 m., wachsenden 
Scalentheilen aber entspricht auch bei diesen Instrumenten eine zunehmende westliche De- 
clination der Galvanometermagnete. 
